( 57 ) 



PHYSIQUE. 



Recherches sur les effets électriques de contact produits dans les changements 

 de température , et application qu'on peut en faire à la détermination des 

 hautes températures , par M. Becquerel. 



(^Extrait du Mémoire lu à l'Académie Royale des Sciences , /e i3 mars 1826. ) 



M. Becquerel décrit d'abord le procédé à l'aide duquel il parvient à mesurer l'intensité de 

 la force éieclro-dynaoïique, produite par un courant électrique, qui parcourt un fil métallique 

 enveloppé d'un fil de soie et enroulé autour d'une boîte, de manière à former un galvano- 

 mètre, dans lequel on place un système de deux aiguilles aimantées, invariablement placée» 

 dans une position parallèle , les pôles inverses en regard , pour diminuer considérablement 

 l'influence du magnétisme terrestre. Un cercle, divisé sur une plaque de verre , sert à mesu- 

 rer les déviations de l'aiguille aimantée. 



Au lieu d'un fil de cuivre, il en prend trois de même métal, égaux en longueur et en dia- 

 mètre , et également recouverts de soie et enroulés de la même manière autour de l'appareil ; 

 si l'on fait passer dans chaque fil nue même quantité d'électricité, ou aura trois courants par- 

 faitement égaux , et la déviation correspondra alors à une force triple de celle qu'on aurait 

 eue, si l'on n'eut considéré qu'un seul courant; et faisant varier également la quantité d'élec- 

 tricité qui passe dans chaque fil , ou pourra recueillir une série d'observations , avec lesquelles 

 il sera facile de former une tatle qui renfermera dans une colonne les déviations de l'aiguille 

 aimantée , et dans l'autre les intensités correspondantes du courant électrique. 



Pour se procurer des courants égaux, il suffit de souder, à chacun des bouts d'un même 

 fil, une des extrémités d'un fil de fer, puis de courber chaque circuit aux soudures seniblable- 

 ment placées , afin de pouvoir passer la partie courbée dans un tube de verre fermé à l'ime de 

 ses extrémités , et plongeant dans un bain de mercure dont on élève la température. L'aiguille 

 aimautée, est déviée alors de sa position d'équilibre , et si l'on soumet successivement à l'expé- 

 rience une soudure, deux soudures, etc., et que l'on note, dans chaque cas pour la même 

 température, la déviation de l'aiguille aimantée, on aura des angles qui correspondront à des 

 forces simple , double , triple , etc. 



M, Becquerel indique ensuite les précautions à prendre pour obtenir des résultats com- 

 parables. Après avoir formé les tableaux d'après la méthode exposée plus haut, il cherche 

 à reconnaîlre ce qui se passe dans un circuit fermé , composé de deux fils de cuivre et fer, 

 soudés bout à bout, et dans lequel on élève chaque soudure à une température différente. 

 L'expérience prouve que l'intensité de la force électro-dynamique ou du courant électrique 

 est égale à la différence des forces produites successivement par chacune des températures , et 

 non à l'intensité de la force électro-dynamique produite par la différence seule de température 

 comme on aurait pu le croire. Il conclut de ce résultat un moyen irès-simple pour déterminer 

 le rapport entre la déviation de l'aiguille aimantée, et l'intensité du courant électrique corres- 

 pondant. 



L'auleur , dans la seconde partie de son mémoire , fait connaître les lois que suivent les effets 

 électriques de contact, quand on fait varier également la température de chaque métal ; il forme 



