(.13) 



ASTRONOMIE. 



La Comète découverte le i 5 août à Marseille, par M. Gambart , a été également trouvée à 

 Florence, le 7 du même mois , par M. Pons. Celte Comète à l'époque de sa découverte était 

 extrêmement faible ; elle n'a pu être observée, à cause de la lune, que vers la fin d'août et 

 en septembre. M. Gambart s'est empressé de suivre la marche de cet astre , et il a envoyé an 

 Bureau des longitudes les éléments paraboliques suivants : 



Passage au périhélie 1826. . 283', 020, temps moyen à Marseille, ouïe 10 octobre. 



Distance périhélie o ,845. 



Longitude de périhélie. . . . Sg". i'. 24", 



Longitude du nœud ^5. 24. 35. 



Inclinaison de l'orbite. . . . 26. 29. 52. 



Mouvement , direct. 

 Cette Comète qui à l'époque de sa découverte était par 54° d'ascension droite et 23° de 

 déclinaison australe, est maintenant dans la constellation de l'Écrevisse j elle est devenue un 

 peu plus apparente ; sa figure est à peu près ronde et sans queue. 



MÉCANIQUE. 



De la mesure de la finesse des laines. 



IjBS fabricants de tissus de laiae ont reconnu que la laine fine, courte et un peu molle, 

 convenait aux draps fins: que la laine des étoffes rases, telles que les tapis, burats et étaniines, 

 doit être longue, forte et nerveuse. Les sciences deviennent les auxiliaires nécessaires des arts 

 dans un grand nombre de circonstances, et spécialement pour l'examen des qualités physiques 

 des matières premières ; le défaut d'exactitude dans qet examen a souvent causé la ruine de 

 grands établissements industriels. 



Les laines diffèrent entre elles par la longueur des brins, leur finesse, leur élasticité, et par 

 leur force de cohésion. Une simple règle divisée en parties égales suffit pour estimer la lon- 

 gueur d'un brin de laine, sous une tension déterminée j mais la mesure de la finesse exigeait 

 un instrument plus composé : cet instrument était connu et mis en usage dans le royaume de 

 Saxe, sous le nom de Mesureur de laine ; M. Ternaux en a fait l'acquisition, et l'a mis à la 

 disposition du Conseil de là Société d'Encouragement pour l'industrie nationale. Le principe 

 d'après lequel le Mesureur de laine saxon a été construit, est facile à concevoir. — Les laines 

 étant élastiques , il fallait, pour les comparer, les soumettre, ainsi que les gaz , à une même 

 pression. L'une des pièces principales de l'instrument est un poids de cuivre , de la forme d'un 

 parallélipipède rectangle; ce poids, d'environ i4oo grammes , monte ou descend entre quatre 

 colonnes de cuivre qui le dirigent dans son mouvement. La laine qu'on veut essayer est prise 

 sur l'une des parties du corps de l'animal. On choisit cent brins de cette laine , à très-peu près 

 de même longueur ; on les réunit , en ayant soin qu'ils soient rangés parallèlement entre eux. 

 Les cent brins réunis forment une pincée qu'on introduit par son milieu dans une fente prati- 

 quée sur un petit socle en cuivre formé de deux pièces. Au milieu de ce soc et dans son in- 

 AouT i8a6. i5 



