térieur est une lauguette en cuivre , dont l'épaisseur n'est qu'une fraction de millimètre , et qui 

 est placée entre les deux parties du socle, dans la direction de la fente; une fourchette en 

 cuivre embrasse la lauguette, de manière que la pincée de laine est retenue entre la base in- 

 térieure de la fourchette et une portion de la face supérieure de la languette. Lorsque la laine 

 est ainsi placée, le poids de ij^oo grammes agit sur la tète de la fourchette et comprime la 

 laine; la compression s'exerce sur la base de la fourchette, qui est un très-petit rectangle 

 horizontal , dont les côtés sont égaux a l'épaisseur de la languetie et de la fourchette , qui se 

 croisent à angle droit. En ne considérant que la portion comprimée de la pincée de laine, le 

 volume de cette portion sera plus ou moins grand, selon la grosseur ou la (inesse de la 

 laine. Les volumes des portions de laine comprimée étant des paralléiipipèdes qui ont ime base 

 commune égale à celle de la fourchette, ils ne diffèrent entre eux que par la hauteur ; le prin- 

 cipal mécanisme de l'instrument a pour objet de mesurer cette hauteur avec une grande pré- 

 cision. Sans entrer dans les détails de ce mécanisme, on concevra facilement qu'au moyen 

 d'un levier à branches inégales , l'abaissement de la fourchette fait tourner une aiguille , de 

 manière qu'un arc d'environ j de millimètre, décrit par l'extrémité de cette aiguille, cor- 

 responde à un abaissement de la fourchette soixante fois plus petit , ou de -^ de millimètre. 

 Celte fraction est l'unité des nombres entiers qui expriment les finesses des laines. Ainsi l'on 

 nomme, en Saxe, laines électorales , celles pour lesquelles l'aiguille du mesureur de laine 

 marque les divisions du limbe comprises entre les nombres 2 et 4- Lorsqu'on dit qu'une laine 

 est du n° 2 , on doit entendre que le petit parallèhpipède de laine , comprimé par le poids de 

 l'instrument, a pour hauteur deux parties chacune d'un 180'™ de millimètre. En supposant 

 que la base du parallélipipède ou de la fourchette soit un petit carré d'un tiers de millimètre de 

 côté , ce qui diffère peu de la vraie dimension de celte base sur le mesureur importé par 

 M. Ternaux, la compression de la laine dans cet instrument serait de 5 ~ kilogrammes par 

 millimètre carré, l! est important d'avoir égard à cette compression, parce que les instruments 

 construits sur le principe du mesureur de laine, ne pourront douuerdes résultats comparables, 

 que lorsque le rapport du poids qui comprime la laine; à la surface plane sur laquelle la com 

 pression s'exerce , sera constant. 



La description du mesureur de laine saxon , et le moyen d'en faire usage , sont l'objet d'une 

 instruction écrite en allemand'par M. C. F. Hohler, et imprimée à Zwickaa , ville de Saxe, 

 en janvier 1825 (1). On a recommandé, dans cette instrnction , de prendre la laine qu'on 

 veut essayer, sur le corps de l'animal; de la laver par de simples immersions dans de l'eau 

 de savon à 69 degrés centigrades ; d'éviter la torsion des brins de laine destinés à former les 

 pincées, et de ne pas changer, dans celte opération, la position respective et naturelle de ces 

 brins. 



MM. Tessier, Silvestre , Bose, ont depuis long-temps fait usage du microscope solaire 

 pour mesurer la finesse des brins de laine ; ces célèbres agronomes ont manifesté le désir 

 de comparer les résultats qu'ils ont obtenus , à ceux que donnerait le mesureur de laine saxon , 

 au moyen duquel on estime la finesse d'un brin de laine, à un dix-huit millième de milli- 

 mètre près. ■ 



( 1 ) P'oycz la traduction de cette instructioQ daus le Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'in- 

 dustrie nationale, juillet i8a6, article de M. Daclin , Rédacleur du Bulletin. 



