122 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



una solución acuosa de cromato de potasio, y por medio de una 

 bureta se le hace caer la cantidad necesaria de una solución N/IO de 

 nitrato de plata; 



2° También se suele emplear el procedimiento de Yolliard, que 

 consiste en agregar al agua un poco de sulfato férrico potásico al 20 

 por ciento j un exceso de nitrato de plata, midiendo luego este ex- 

 ceso por medio de una solución IST/IO de sulfocianuro de amonio, que 

 dará a la solución una coloración rosada cuando todo el excedente 

 de sal de plata se haya combinado al sulfocianuro. La diferencia 

 entre la cantidad de AgNOs íí^/10 empleada y la encontrada por 

 medio del sulfocianuro, corresponde a la cantidad de nitrato de plata 

 gastada por combinación con los cloruros. 



Es fácil, entonces, deducir la cantidad de cloro que corresponde 

 a la sal de plata consumida. Este método tiene sobre el anterior la 

 ventaja de que no es necesario que el agua sea absolutamente neutra; 

 al contrario, se aconseja agregarle, antes de operar con el sulfocia- 

 nuro, unas gotas de ácido nítrico, j)ara hacer desaparecer la colora- 

 ción amarillenta que toma el agua por adición del sulfato férrico- 

 potásico. 



Cuando se requiere una rigurosa exactitud es preferible la dosifi- 

 cación gravimétrica al estado de cloruro de plata, en presencia de un 

 exceso de ácido nítrico. 



La cantidad de agua con que se debe operar depende de su com- 

 posición : aguas poco mineralizadas exigen, por lo menos, 100 a 200 

 centímetros cúbicos; en cambio, en las ricas en esta sal pueden bas- 

 tar 50, 20 y hasta 10 centímetros cúbicos. 



Sulfatas. — Para la determinación cuantitativa de los sulfatos 

 existen, igualmente, métodos volumétricos y gravimétricos. Entre 

 los primeros merecen ser citados el de Vitali y el de Mildenstein, 

 pero si se desean datos exactos es indispensable recurrir a la gravi- 

 metría. El procedimiento más usado es el basado en la insolubilidad 

 del sulfato de bario en el ácido clorhídrico. 



Se mide una cantidad de agua cuando no se utiliza el líquido res- 

 tante de alguna operación anterior, se hace hervir y se le agrega 

 ácido clorhídrico y un poco de solución de cloruro de bario al 10 por 

 ciento. El precipitado obtenido, filtrado en caliente no ofrece, gene- 

 ralmente, mayores inconvenientes; en cambio, cuando se quiere 

 operar en frío o hay que dejar que se deposite hasta el día siguiente, 

 o hay que hacer la filtración a través de dos papeles de filtro, si se 

 desea evitar el pasaje de parte del precipitado conjuntamente con el 



