CRISTALES Y RAYOS X 327 



gado con cera sobre el platillo giratorio que lleva un brazo provisto 

 de un nonio móvil en un círculo graduado. 



El pincel de rayos reflejados atraviesa otra hendedura que se puede 

 regular á voluntad y penetra en la cámara de ionización, giratoria á 

 su vez como el cristal, alrededor de un eje comiin. Esta cámara con- 

 siste en un cilindro de latón agujereado cuya ventanilla está tapada 

 por un hoja delgada de aluminio que deja penetrar casi todos los ra- 

 yos ; está llena de un gas que los absorbe y produce una corriente de 

 ionización intensa, siendo el gas más adecuado con este objeto el bro- 

 muro de metileno. La cámara está aislada y mantenida á un potencial 

 elevado, mientras su electrodo interior está unido por un hilo delgado 

 con envoltura metálica á un electroscopio cuya hoja de oro está alum- 

 brada por reflexión mediante un espejo y observada con un microsco- 

 pio. Cuando el pincel reflejado resulta bastante intenso, esta hoja se 

 mueve en un cuadrante á razón de 10 á 20 divisiones por segundo. 



El dispositivo de Moseley y Darwin es algo diferente : los rayos X 

 atraviesan dos hendeduras y vienen á reflejarse sobre el cristal que 

 los manda á un detector compuesto de una caja metálica impermea- 

 ble en la cual penetran por una ventanilla de mica abierta en una. pan- 

 talla de plomo y caen después, bajo una incidencia muy pequeña, sobre 

 una de las tapas de la misma caja que, con una lámina paralela, cons- 

 tituye un condensador con el objeto de medir la intensidad del rayo 

 incidente. Otro condensador colocado en el tubo del colimador, sirve 

 para medir, también por ionización, la intensidad de la radiación pri- 

 maria ; por lo general se usa el helio en el detector, y dos electróme- 

 tros sirven para la medición de las corrientes de ionización. 



Este aparato tiene la. ventaja de poner en evidencia las variaciones 

 de intensidad que se pueden verificar en el haz primario durante la 

 experiencia y permite tenerlas en cuenta en la apreciación de los resul- 

 tados que registra el detector, mientras el de Bragg está concebido en 

 la hipótesis de que la intensidad del haz incidente permanece cons- 

 tante, lo que no es cierto en todos los casos. 



Veamos ahora cómo se usa el espectrómetro de rayos X. 



Á veces se coloca el cristal en una posición dada y se i^one en mo- 

 vimiento lento la cámara de ionización, observándose la intensidad 

 de la corriente en cada una de las orientaciones sucesivas de ésta. 

 Pero Moseley cambió este método y substituyó á la cámara de ioniza- 

 ción una placa fotográfica. El espectrómetro está encerrado completa- 

 mente en una envoltura en la cual se hace el vacío con el fin de evitar 

 que los rayos sean absorbidos por la capa de aire. 



