43 



replie , traverse le socle dont il est isolé par de la résine et sort 

 latéralement, puis se redresse pour recevoir des plateaux ou tout 

 autre appareil. Au milieu de la tige répondant au centre du ca-. 

 dran, est soudé un petit plan concave d^icier poli sur lequel est 

 placé le pivot d'une aiguille : celte dernière est un long fil recourbé 

 qui vient s'appliquer contre cette tige dans l'état de repos. On va-i 

 rie cette aiguille suivant les expériences que l'on doit faire. Si on 

 veut une grande sensibilité, on la forme d'un fil de cuivre très- 

 fin et on lui donne une direction par un très-petit fil d'acier fai- 

 blement aimanté, placé sur le pivot de l'aiguille. Cette aiguille 

 ne doit pas être faite en acier, car le peu de magnétisme qu'on lui 

 donnerait ou qu'elle prendrait par sa position dans le méridien 

 magnétique, agirait sur les particules de fer qui se trouvent dan.s^ 

 la tige de cuivre et que contiennent tous les cuivres de commerce. 

 Lorsqu'on veut expérimenter sur de plus fortes tensions , on sub- 

 stitue à cette aiguille légère une aiguille en acier trempé, dont on 

 proportionne la force et l'énergie magnétique aux résistances que 

 l'on veut opposer. Du centre du cadran partent deux ailes en cui- 

 vre que l'on peut approcher 'a volonté de l'aiguille , pour lui servir 

 d'armatures mobiles et en augmenter la sensibilité. On manœuvre 

 ces armatures au moyen d'un levier placé au-dessous du socle. Le 

 tout est couvert d'une cage sur le fond de laquelle est un autre 

 cadr.Tn gradué pour la direction du rayon visuel. 



Pour se servir de cet instrument, on le tourne jusqu'à ce que 

 l'aiguille soit placée dans le méridien magnétique et qu'elle effleure 

 à peine la tige de enivre. On touche alors le bouton extérieur ou 

 les plateaux avec le corps chargé d'électricité , et aussitôt l'aiguille 

 est projetée d'un certain nombre de degrés. 



C'est avec cet instrument que M. Peltier a répété les expériences 

 sur les pertes électriques, soit à l'air libre, soit dans un espace 

 fermé : si on opère à l'air libre , comme l'atmosphère est habituels 

 lement positive et que cet état est encore augmenté dans les ca- 

 binets par le jeu des machines ordinaires, l'électricité néga- 

 tive dont on charge l'appareil est facilement neutralisée par un 

 air positif qui se renouvelle sans cesse; mais en recouvrant l'appât 

 jeil d'une cage, le renouvellement de l'air n'ayant plus lieu, 

 on obtient des résultats presque égaux. On peut à volonté faire 

 varier la permanence de la coercition de l'une ou. de l'autre élec t 



