52 



corde , et se relève au contraire lorsque rarchct est poussé de bas 

 en haut ; il anoonce avoir reconnu qu'un effet analogue se mani- 

 feste lorsque l'on fait vibrer la corde en la pinçant avec les doigts 

 à l'endroit où s'applique d'ordinaire l'archet, c'est-à-dire que lia 

 pincêtte s'élève lorsque l'on tire légèrement la corde en la relevant» 

 €t s'abaisse lorsque cette traction a eu lieu en sens contraire. 



Séance du T avril 1838. 



Physique : Baromètres. — M. Martins présente un baromètre 

 de Fortin niodiGé par M . Delcras , et dont il annonce avoir cons- 

 taté la supériorité pour les observations ambulantes, dans un 

 voyage qu'il a fait l'année dernière dans les Alpes du Valais. 



Les modifications apportées au baromètre de Fortin sont les sui- 

 vantes : 



1" Diminution de la capacité de la cuvette ; 



T Position de la pointe d'ivoire au sommet du ménisque , de fa- 

 çon que l'on puisse changer les tubes du baromètre et calculer 

 la dépression du mercure dans ces tubes par la table de Scheier- 

 macher, en fonction du rayon du tube et de la flèche du ménisque. 



3** Présence dans l'étui de deux tubes de rechange qui permet- 

 tent de reconstruire le baromètre, si un accident vient à le casser. 



4** Diminutioti du poids de l'instrument : ce baromètre modifié 

 ne pèse que i livres 1/4 avec son étui; celui de Fortin 7 livres. 



Comparé au baromètre à syphon , ce baromètre présente l'a- 

 vantage d'être mOins fragilo , de ne nécessiter qu'une seule lecture, 

 et de ne pas être sujet à ces oscillations qui rendent les observations 

 impossibles sur lés sommets où règne toujours un vent plus ou 

 moins violent. 



M. Martins suspend son baromètre à un long bâton planté en 

 tciTe, qui porte deux crochets en fer; à l'autre crochet il fixe lé 

 thermomètre libre. Il observe d'abord le thermomètre du bârOihè^ 

 tre tout en affleurant la pointe d'ivoire , puis il lit la hauteur de la 

 colonne barométrique, et enfin il note la température de l'air d'a- 

 près le thermomètre libre, qui a eu le temps de se mettre en équi- 

 libre. Comparant ses résultats à ceux obteims par M. Michaélis en 

 i82T, il trouve en moyenne une différence de 1 mètre 4 déc. pour 

 la hauteur des églises de Taesch, de Rànda, de Halden et de Zer- 



