14 



TPtABALIIOS MAGNKTICOS EXECUTADOS. 



que carecc do ser correcto para cxprimir rig;orosamente o tempo (|ue 

 dufou uina osclllacao. As corrcccocs sao a das divisues da cscala que 

 n5o siio rig^orosamente de 1', a da lorsao do Qo que nao deixa oscillar 

 livremente o corpo suspeuso, a da raarcha do clironometro, pois se o 

 instruincnlo se adiantar o tempo serd menor, e atrazando-se sera niaior, 

 a da tcniperatura, porque dtminuiri a forca e portanto augmentard o 

 tempo quando a tcmperatura crescer c vice-versa, e finalmente a da 

 induccuo da terra. Estas correccoes parte sao constantcs, parte varia- 

 veis, oslas delcrminani-se no momcnto da observaeao, aqucllas achadas 

 em Kew pelo sr. Welsh sao as scguintes: 



l^aio7- da escala da vara. — Distancla entre as divisoes 1,5 pes 

 cm um hraco da vara a t,5 no outro braeo 35,987 pollegadns da es- 

 cala padrao (standard) dc Kew, a lemporaLura de 47" F. 



Falor angular duma divisdo da cscala. — De a 450, l''='l',013, 



de 450 a 900 l"'=r,009. 



Esle valor prccisa ser vcriOcado pondo o instrumcnto sobre um 

 pralo melallico circular graduado, andando para a dircita ou para a 

 esquerda um cerlo numoro de divisoes e lendo no prato e na escala o 

 numcro dc miiiutos e scg;un(los andados. Pela comparactio dos dois ar- 

 cos se obLcai o valor dc uma divisao do arco de marfun. 



Dwiensocs dos anneis d'inercku 



Annel n.° 3. . . . 

 n." 4 . 



» 



h 4 



Diametro oxicrno 



2,8352 pol. 

 2,4401 » 



D. inlcrno 



2,4G30 

 2,1006 



P(580 



G83,23 graos 



47G,74 » 



Corrcccdo dc Canpaalura para o magnclc B- G a 35" F. 

 0,0001037 (t—) 35 + 0,000000397 (t— 35f. 



} 



r 



T{i 



j> . an' 

 80400 'to 





0,0001037 (/~35) ' 



0,000000307 (' — 35)')+(.~ 



