SÉANCE DU 22 AVRIL 1893 



permît d'effectuer cette détermination sur un très faible volume 

 gazeux. 



La méthode que je vais décrire fournit cette mesure très rapi- 

 dement (1) et permet d'opérer sur un volume inférieur à 200°°. 

 Elle n'exige aucune correction et se réduit à trois pesées. 



Elle consiste : 



1° à peser un ballon plein d'air; 



2° à faire le vide dans ce ballon au moyen de la trompe et à déter- 

 miner par une nouvelle pesée le poids de l'air ainsi enlevé, soit P. 



3° à laisser pénétrer à la place qu'occupait l'air, le gaz dont on 

 veut déterminer la densité, et à peser le ballon une S'"^ fois. 



Si l'on a dans ce dernier cas fermé le récipient dans les conditions 

 de température et de pression de la 

 première pesée, le volume de gaz qui a 

 pénétré dans le ballon est égal au volu- 

 me d'air qui en était sorti, l'augmenta- 

 tion de poids P' est le poids de ce gaz 

 et la densité est donnée par le rapport 



11 

 P 



D = 



L'appareil dont je me suis servi pour 

 me rapprocher le plus possible de ces 

 conditions est entièrement construit 

 en verre; il se compose de deux parties. 



1° D'un ballon de 200°° (lOO^û ou 

 même 50°°) environ de capacité. Il est 

 muni d'un robinet soudé dont le tube 

 extérieur se termine par une portion 

 renflée. 



2° D'une cloche, d'environ 500°°, à la 

 partie supérieure de laquelle est soudé 

 un robinet à 3 voies. 



La branche verticale de ce robinet se 

 termine par une partie évasée dans 

 laquelle la portion renflée du col du 

 ballon peut se fixer par un rodage à 

 l'émeri. 



La branche latérale peut être reliée soit à la trompe à eau, soit 

 à la trompe à mercure de M. Schlaesing. 



(1) Trente à quarante minutes. 



