59 



Séance du 24 Décembre 1893 



PRESIDENCE DE M. LAISANT 



NOUVEAU THERMOMETRE 

 A RENVERSEMENT 



(au nom de M. Hémot, constructeur, rue Vauquelin, N" 1) 



par M. E. BIÉTRIX 



Les thermomètres, actuellement employés 

 dans le relevédes températures sous-marines, 

 malgré de récentes améliorations apportées 

 à leur construction, présentent encore l'in- 

 convénient d'être des instruments assez 

 fragiles et les circonstances dans lesquelles 

 on peut avoir à les employer ne permettent 

 pas toujours de prendre les précautions 

 nécessaires pour en sauvegarder l'intégrité. 



Le modèle, construit par M. Hémot, offre, 

 avec les mêmes qualités de précision, une 

 résistance plus grande, outre que son mode 

 de construction permet d'en réduire la 

 valeur marchande. 



Ce thermomètre ne présente qu'un seul 

 coude. Au réservoir (a) fait suite un conduit 

 d'une extrême ténuité (b), de 3 à 4 millimètres 

 de longueur, qui aboutit dans une ampoule 

 (c) renflement conique dilaté dans la partie 

 initiale de la tige; cette chambre retiendra 

 le mercure qui pourrait quitter le réservoir, 

 si le thermomètre, après renversement, venait 

 à traverser des zones plus chaudes. Sa base, 

 au milieu de laquelle aboutit le conduit 

 capillaire (b), doit être une surface perpen- 

 diculaire à la direction de ce dernier, et 

 sensiblement plane ; dans ces conditions, la 

 rupture de la colonne mercurielle se fait 

 exactement au niveau de l'abouchement du 



