96 



SUR UN NOUVEL APPAREIL A INJECTIONS 

 PAR PRESSION CONTINUE, 



par A. PETTIT. 



En essayant l'été dernier, pendant mon séjour au Laboratoire de 

 zoologie maritime de Concarneau, de pratiquer des injections fines 

 dans les ovaires de sardines de petites dimensions, je me heurtai 

 à de telles difficultés, que je dus bientôt songera modifier le dispo- 

 sitif expérimental usité en pareil cas. Outre la difficulté et la 

 fatigue qu'on éprouve à maintenir pendant plusieurs minutes une 

 canule dans des vaisseaux délicats et étroits, l'emploi de la seringue 

 présente un grand inconvénient : l'impossibilité d'exercer sur le 

 piston une pression constante quoique très faible (inférieure à 2 

 centimètres de mercure) provoque des extra vasations très nuisibles 

 pour l'interprétation ; d'un autre côté, les appareils à pression 

 continue ne se prêtaient guère à l'emploi des masses solidifiables 

 par refroidissement. Actuellement, la pratique nous a conduit à 

 employer le dispositif suivant qui n'est à vrai dire qu'une modifi- 

 cation de l'appareil à pression continue du Professeur Ranvier 

 (Voy. Traité technique, p. 113, fig, 45). 



Le dispositif dont nous faisons usage consiste en un flacon-laveur 

 de Richard destiné à contenir la masse à injection ; le tube qui 

 plonge jusqu'au fond communique par l'intermédiaire d'un tuyau 

 de caoutchouc avec une canule ; le tube court se termine sur un 

 robinet à trois voies qui est également en rapport avec un mano- 

 mètre à air libre et avec un bocal où s'opère la compression de l'air. 

 A cet effet, ce dernier récipient est muni de deux ouvertures dont 

 l'une donne passage au tuyau de caoutchouc qui est fixé sur le 

 robinet à trois voies et dont l'autre est traversée par un tube de 

 verre qui descend jusqu'au fond du vase ; ce tube est, au moyen 

 d'un tuyau de caoutchouc, en communication avec un vase à tubu- 

 lure inférieure rempli d'eau dont on peut faire varier la position au 

 moyen d'une crémaillière ou d'une poulie fixée au plafond ; une 

 pince ou un robinet permet en outre de régler l'écoulement de l'eau ; 

 un second robinet fixé sur le vase permet d'obtenir une décom- 

 pression rapide ; on peut ainsi faire varier la pression à volonté. 



Pour éviter le refroidissement de la masse à injection, le flacon- 

 laveur est placé dans une conserve en verre à tubulure inférieure 



