SÉANCE DU 2o NOVEMBRE 1893 7 



On conçoit qu'il est aisé d'établir une table à deux entrées don- 

 nant les valeurs de K pour le^. diverses valeurs de î et H ; la déter- 

 mination se réduit donc à une simple pesée, afin de connaître P. 



DÉTERMINATION. — L'appareil ayant été réglé dans l'air, une fois 

 pour toutes, on y fait pénétrer le gaz à étudier comme il vient 

 d'être dit, rapidement d'abord, pour chasser l'air, puis en mainte- 

 nant ensuite un courant lent. — Lorsqu'on veut déterminer la 

 densité du gaz, il sufTit de rétablir l'équilibre rompu et de noter le 

 poids P ainsi employé : Un thermomètre plongé dans l'eau de la 

 caisse en fournit la température f ; on lit la pression barométri- 

 que H au moment où l'on opère, et on recherche sur la table la 

 valeur de K' correspondante. La densité est donnée immédiatement 

 par le calcul très simple. 



d = \ +V.K' 



Il est facile de renouveler fréquemment cette détermination, à 

 divers moments d'une fabrication, (si l'on a eu soin de maintenir le 

 courant de gaz dans l'appareil) et de suivre ainsi la marche d'une 

 réaction, par les modifications qu'éprouve la composition des gaz 

 qui l'accompagnent. 



Ou peut d'ailleurs donner plus de rapidité aux pesées en em- 

 ployant un dispositif de balance analogue à celui de M. Serrin. 



Une chaînette métallique est fixée d'une part sur le lléau, et 

 d'autre part sur un tambour gradué où elle s'enroule, produisant 

 ainsi un poids variable suivant la longueur déployée. 



Les ballons sont en verre ou bien en cuivre doré ; leur capacité 

 est d'environ un litre ; bien que la forme cylindrique permît de 

 réduire davantage le volume des caisses et par consé(iuent celui 

 du gaz, nous avons adopté la forme sphérique qui permet d'obte- 

 nir pour un môme volume un minimum de poids, et offre aussi une 

 pl.is graude facilité au pniut de vue de la construction. L'identité 

 des ballons est obtenue sans difficulté à moins de ^-^^ près et pourrait 

 être poussée plus loin. Les résultais que peut fournir cette méthode 

 pour la densité des gaz sont susceptibles d'une assez grande préci- 

 sion. Nous n'entrerons pas ici dans le détail des applications 

 auxquelles elle peut se prêter, dosage de l'acide carbonique, de 

 l'hydrogène sulfuré, du chlore, de l'acide sulfureux, etc. Détermi- 

 nation de la densité du gaz d'éclairage, etc. 



Nous voulons étudier surtout dans cette note, un cas tout parti- 

 culièrement intéressant, celui de la combustion, et montrer l'appli- 

 cation qu'on peut faire de la méthode que nous venons de décrire, 

 à l'analyse des gaz qui en résultent et par conséf[uentau réglage de 

 l'air, dans les foyers. 



