12 R. DONGIER ET A. LESAGE 



seulement la mesure n'est correcte que si les électrodes, qui servent 

 de prises de contact pour l'observation de la différence de potentiel, 

 ne se polarisent pas. On évite la polarisation, en opérant de plusieurs 

 manières ; ou bien, on utilise un électromètre de petite capacité 

 électrostatique qui n'exige, pour être chargé, qu'une faible quantité 

 d'électricité, insuffisante pour provoquer une polarisation appré- 

 ciable (Lippmann) (') ; ou bien, on emploie des électrodes impola- 

 risables (type Paalzow et on équilibre les différences de potentiel à 

 mesurer au moyen d'un potentiomètre (Bouty) (-). L'équilibre est 

 constaté avec un galvanomètre sensible ou avec un électromètre capil- 

 laire de Lippmann. La précision de la mesure peut-être rendue consi- 

 dérable; elle est subordonnée à la sensibilité de l'appareil d'obser- 

 vation de l'équilibre. La manipulation exige toutefois une certaine 

 habileté expérimentale et ne se prête pas a.ux conditions d'une enquête 

 exigeant des mesures rapides, quoique suffisamment précises. 



Il n'en est pas ainsi de la méthode indiquée par Kohlrausch (®), 

 où on assimile la résistance liquide à un conducteur métallique, en 

 évitant la polarisation des électrodes au moyen du courant alternatif. 

 Pour que cette méthode fournisse de bons résultats, il faut rendre 

 inappréciable, vis-à-vis de la grandeur de la résistance à mesurer, les 

 effets perturbateurs de la self-induction du circuit, ainsi que l'influence 

 de la capacité de polarisation. 



Par un choix convenable des éléments du circuit, il est possible, 

 dune part, d'atténuer l'influence de la self-induction (^) de la co- 

 lonne liquide, ainsi que des résistances métalliques de comparaison. 



On peut, d'autre part^ amoindrir dans de très grandes proportions 

 l'influence de la capacité de polarisation des électrodes. Il suffit de 

 remarquer pour cela que l'inductance d'un condensateur de capacité G 

 interposé dans un circuit parcouru par du courant alternatif de pul- 



sation w = SttN = — - (N étant la fréquence et T la période du cou- 

 rant alternatif) est équivalente et de signe contraire à celle d'une bo- 



1 



bine ayant un coefficient de self-induction égal à 7^-^. Cette induc- 



tance est d'autant plus faible que la capacité G est plus grande. Dans 

 la pratique, on emploie comme électrodes deux disques de platine 



(1) Lippmann, Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, t. LXXXIK, 1876, 

 p. 192. 



(2) Bouty, Journal de Physique, 2^ série, t. 111, p. 325. 



(3) F. Kohlrausch, Pogqendorf Annalen, t. 142, p. 1, 1871, etc 



(4) On emploie des boîtes de résistance où la capacité et la self-induction sont 

 simultanément supprimées au moyen de l'euroulement Chaperon-Cauro. 



