RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DES ÉLECTROLYTES 



13 



de mêmes dimensions, placés parallèlement en regard l'un de l'autre. 

 Recouverts par électrolyse d'une couche de noir de platine, ils présen- 

 tent une capacité de polarisation de l'ordre de 30 microfarads par 

 centimètre carré. 



Comme l'expression 

 valeur de la pulsation 



1 



diminue aussi lorsqu'on fait grandir la 

 il y a avantage à augmenter le nombre 



N 



des périodes du courant alternatif en une seconde. On sait 



construire des bobines de Ruhmkortf, avec interrupteurs-diapasons 

 qui fournissent jusqu'à 500 périodes par seconde. 



La réalisation d'une grande capacité de polarisation n'est pas seule- 

 ment nécessaire pour amoindrir l'inductance de la résistance liquide. 

 Elle est avantageuse aussi dans le cas où les deux 

 moitiés de signes contraires de l'onde du courant 

 alternatif ne correspondent pas au déplacement 

 en sens inverse de la même quantité d'électricité. 

 La polarisation des électrodes, qui se produit ainsi, 

 est en relation directe avec l'excès de la quantité 

 d'électricité débitée dans un sens; mais la chute de 

 potentiel, qui en résulte et qui constitue une cause 

 d'erreur^, est amoindrie par suite de la valeur con- 

 sidérable de la capacité de polarisation des élec- 

 trodes. 



IL Dispositif expérimental, — On satisfait aux 

 conditions précédentes au moyen de dispositifs expérimentaux très va- 

 riés. Ceux-ci sont relatifs, d'une part, à la forme de la résistance 

 liquide, et, d'autre part, au mode expérimental employé pour faire 

 la mesure. 



]o //o„^g gjgs électrodes. Un certain nombre de types d'électrodes 

 sont décrits dans l'excellent livre de Kohlrausch et Holborn (*). Nous 

 avons employé le plus souvent la forme d'Arrhénius (fig. 1) consis- 

 tant en deux disques circulaires de platine iridié ayant 1 à 2cm de dia- 

 mètre, recouverts de noir de platine et supportés, en regard l'un de 

 l'autre à une distance de 5 à ô""", par des tubes de verre auxquels ils 

 sont raccordés par des fils de platine iridié. Ces tubes de verre contien- 

 nent du mercure qui sert de prise de contact pour les électrodes; ils sont 

 reliés invariablementl'un à l'autre par une soudure. Les électrodes peu- 



(1) Leitvermogen der Eleklrolyte, Teubner, Leipzig 1898. 



