14 



R. DOiNGIER ET A. LESAGE 



vent être plongées dans un vase de l'orme cylindrique dont la partie infé- 

 rieure est rétrécie de façon à permettre la mesure avec le moins de 

 liquide possible. Elles sont supportées par la partie supérieure au 

 moyen d'un couvercle en ébonite avec rainure s'adaptant exactement 

 sur le bord supérieur du vase. Il est important que l'axe du cylindre 

 des disques électrodes coïncide avec l'axe de la portion étroite du tube, 

 parce que les parois du vase interviennent dans la valeur de la cons- 

 tante des électrodes. Gomme il est difficile de réaliser pratiquement 

 cette condition, on s'astreint, dans toutes les mesures, à placer l'élec- 

 trode dans une position toujours la même, où les disques de platine 

 ne sont pas en contact avec la paroi du verre, position qui est repérée 

 sur le vase de verre et sur le couvercle en ébonite. Cette forme 

 d'électrode se prête aux lavages rapides, mais elle est d'un maniement 

 délicat. Les chocs accidentels contre les parois du vase peuvent 

 déplacer les disques de platine l'un par rapport ù l'autre et changer 

 la constante de l'appareil. Cette forme, réduite à de faibles dimen- 

 sions, se prête à des mesures où la quantité de liquide ne dépasse pas 

 1 centimètre cube. 

 On obtient de bons résultats avec des disques verticaux protégés 

 (fig. 2) par un manchou de verre. A lin 

 de permettre le lavage des électrodes, ce 

 manchon est percé d'une ouverture à cha- 

 cune de ses extrémités. Le liquide peut 

 être contenu dans un vase de forme quel- 

 conque; l'influence de la paroi, qui est 

 celle du manchon, reste la même dans 

 toutes les mesures. Cette forme d'électrode 

 parait devoir être employée avec succès 

 dans les applications médicales, lorsqu'on 

 dispose d'une quantité suffisante de liquide 

 pour le lavage et pour la mesure. 



2° Méthode démesure. La résistance liquide lii à mesurer est placée 

 dans la branche (1) (fig. 4) d'un pont de Wheatstone. La branche (2) 

 est constituée par une boite de résistance métallique non inductive 

 établie d'après le modèle Chaperon-Cauro. Nous avons employé avec 

 succès, au lieu de la résistance métallique, la résistance d'une solu- 

 tion de chlorure de potassium comprise entre deux électrodes plati- 

 nées, fixées aux parois du vase scellé contenant le liquide (fig. 3). 

 Une telle résistance de valeur R, ne change pas sensiblement avec le 

 temps; les écarts après plus de six mois d'observation n'ont pas dé- 

 1 



%3 



passé le 



iJOO 



Les autres branches (3) et (4) sont formées au moyen 



