274 L. BENOIST 



système producteur ; or, le régime électrique auquel est soumis le 

 sujet , dépend aussi de certains caractères du système d'utilisation 

 (tabouret, chaise, sujet lui-même, etc.), et particulièrement des fuites 

 par aspérités ou isolement imparfait, fuites sur lesquelles on n'a 

 aucun renseignement. 



En résumé, on a pu dire avec juste raison, que la" Franklinisation 

 se donne encore à des doses inconnues. 



C'est cette lacune que j'ai essayé de combler, en proposant aux élec- 

 trothérapeutes et aux électrophysiologistes, une méthode et un appa- 

 reil de dosage précis, fondés sur la considération de la densité élec- 

 trique. 



1° Méthode de dosage. — Étant donné un sujet isolé sur un tabou- 

 ret à pieds de verre, et mis en communication avec une machine 

 électrostatique, on peut le considérer comme recouvert d'une couche 

 d'électricité en équilibre mobile, c'est-à-dire constamment renouvelée 

 en proportion même de ses fuites, de manière à conserver une épais- 

 seur constante, tant que, les causes de fuite ne changeant pas, la ma- 

 chine conserve elle-même un régime constant. 



Il est évident que l'épaisseur de cette couche électrique, ou, ce qui 

 est la même chose sous une autre forme de langage, la densité élec- 

 trique, c'est-à-dire la quantité d'électricité portée par un centimètre 

 carré de surface extérieure en tel ou tel point, constituent le facteur 

 principal qui détermine les effets physiologiques et thérapeutiques 

 obtenus dans le bain électrostatique. C'est qu'en effet la densité élec- 

 trique est le facteur déterminant de la pression ou tension électrosta- 

 tique en chaque point d'un conducteur isolé et électrisé (la pression 

 électrostatique étant proportionnelle au carré de la densité électrique) 

 c'est aussi le facteur déterminant de la force électrique au voisinage 

 immédiat de chaque point du corps électrisé (la force électrique étant 

 proportionnelle à la densité au point considéré). 



C'est donc par la mesure de la densité électrique, réalisée dans une 

 région bien définie, que l'on sera le mieux renseigné sur le degré 

 d'électrisation du sujet soumis à la franklinisation, et c'est par le 

 réglage et les variations de ce caractère que l'on pourra le mieux gra- 

 duer le traitement électrostatique. 



On sait, d'autre part, que pour un même conducteur isolé que l'on 

 a mis en communication avec un des pôles d'une machine électro- 

 statique, la densité en chaque point varie proportionnellement au 

 potentiel de la source ; cette densité, il est vrai, n'est pas égale pour 

 tous les points du conducteur : nulle en tout point intérieur, elle pré- 

 sente, pour les points extérieurs, des valeurs d'autant plus grandes 



