MÉTHODE ET APPAREIL DE DOSAGE DANS LA FRANKLIN ISATION 275 



que la courbure des surfaces terminales est plus prononcée ; mais sur 

 une portion suffisamment étendue de surface plane, elle est uniforme: 

 tel est pratiquement le cas de la surface dorsale ou palmaire de la 

 main ouverte. 



Pour mesurer la densité, il suffit d'appliquer au centre de la surface 

 plane choisie un petit disque métallique ou plan d'épreuve fixé à 

 l'extrémité d'un manche isolant ; il prend une charge électrique égale 

 à celle de la portion de surface qu'il recouvre. On enlève bien norma- 

 lement le disque toujours tenu par son manche isolant, et l'on va le 

 déchai'ger dans un électromètre convenablement gradué : on obtient 

 ainsi la valeur de la quantité d'électricité emportée par le disque ; le 

 quotient de cette quantité par la surface du disque mesure la densité 

 cherchée. 



Restaient à choisir les unités de mesure à employer dans la pra- 

 tique. 



J'ai reconnu que la densité électrique, mesurée sur la main d'une 

 personne assise sur un tabouret isolé et reliée à une machine électro- 

 statique telle que celles qu'emploient habituellement les médecins, 

 est de l'ordre d'un petit nombre d'unité G. G. S. de quantité d'électri- 

 cité, par exemple : 10, 45 ou 20 unités G, G. S. par centimètre carré. 



G'est donc cette unité elle-même qu'il convient d'employer. 



Je rappellerai brièvement que cette unité G G S. est la quantité 

 d'électricité qui, concentrée à un centimètre de distance d'une quan- 

 tité égale et de même signe, la repousse avec une force égale à une 

 dyne, c'est-à-dire à peu près égale au poids d'un milligramme. 



On sait, d'autre part, que l'unité pratique de quantité d'électricité 

 est le coM/omô, qui vaut SxlO^ unités G. G. S. et que l'unité pra- 

 tique d'intensité de courant est Vampère, qui est l'intensité d'un 

 courant débitant en chaque point de son circuit un coulomb par se- 

 conde. 



L'unité G . G . S . de quantité d'électricité n'a pas encore reçu des 

 physiciens de nom particulier. Or, le rôle que cette unité me paraît 

 devoir jouer dans les applications médicales et dans le dosage de l'élec- 

 tricité statique rend nécessaire l'emploi d'une dénomination plus 

 simple que celle qui consisterait à l'appeler : « un tiers de millimicro- 

 coulomb ». 



Je propose donc de donner à cette unité le nom de « Franklin » ; ce 

 nom me paraît d'autant mieux indiqué, que l'emploi médical de 

 l'électricité statique a déjà reçu le nom de franklinisation. 



On dira donc que l'unité G. G. S. de quantité d'électricité est le 

 franklin, et que le coulomb vaut 3 x lO» franklins. 



