276 L. BENOIST 



On dira que la densité électrique est de tant de franklins par centi- 

 mètre carré. 



On dira qu'un bain électrique est à la dose de 10 franklins lorsque 

 la densité mesurée sur la face dorsale ou palmaire de la main tendue 

 est de 10 franklins par centimètre carré. 



Telle est la méthode de dosage que je propose en vue d'un emploi 

 méthodique de l'électricité statique dans la thérapeutique. 



Voici maintenant l'appareil que j'ai réalisé pour l'application simple 

 et précise de cette méthode. 



2° Électro-densiiïiètre . — L'appareil de mesure des densités 

 électriques, ou électro-densimètre, se compose essentiellement d'un 

 électromètre à feuille mobile, étalonné et gradué, et d'un disque 

 d'épreuve, combinés de manière à donner, à la suite d'une prise de 

 densité par contact, et d'une simple lecture, la densité sur la région 

 explorée en franklins par centimètre carré. 



L'ensemble de l'appareil est représenté par la figure 1. 



L'électromètre est formé par une cage métallique vitrée, portant 

 derrière l'une de ses fenêtres une plaque d'ivoirine sur laquelle sont 

 gravées la graduation et les constantes de l'appareil ; la forme de cette 

 plaque est destinée à permettre une visée facile et sûre, comme on le 

 verra plus loin. 



A l'intérieur de cette cage est un disque métallique vertical et fixe, 

 A, soigneusement isolé par un bouchon E de diélectrine. Sur l'une 

 des faces de ce disque est fixée, par un ressort R, une feuille d'alumi- 

 nium extra-mince qui s'écarte du disque d'un angle plus ou moins 

 grand selon le degré d'électrisation du système, c'est-à-dire selon le 

 potentiel auquel il est porté. La tige conductrice qui porte le disque A 

 se termine à sa partie supérieure par un cylindre G destiné à recevoir 

 les charges à mesurer. 



Un cylindre métallique G protège ce récepteur ainsi que la diélec- 

 trine ; une soupape obturatrice permet, grâce à son mouvement de 

 rotation de part et d'autre d'une fente, de découvrir ou de fermer le 

 cylindre G. 



Un disque B, que l'on peut, par la tige T, pousser plus ou moins 

 vers le disque fixe et parallèle A, permet de régler la capacité élec- 

 trique de l'électromètre ; le collier mobile N est destiné à arrêter ce 

 disque dans une position déterminée : ce réglage est effectué par le 

 constructeur (1). 



(1) Alvergniat-Chabaud-Thurneyssen, rue Monsieur-Ie-Prince, 50, Paris. 



