278 L. BENOIST 



Pour une distance de 20 millimètres entre les disques A et B (et 

 pour la déviation moyenne de 45 degrés,) la capacité de l'appareil est 

 de 10 centimètres (2). 11 en résulte que chaque franklin cédé à l'ap- 

 pareil élèvera son potentiel de 10"^ unités C.G.S. de potentiel, c'est- 

 à-dire de 10"^ X 300 = 30 volts (3). La graduation de l'appareil 

 est double : l'arc interne porte des degrés ; l'arc externe porte des fran- 

 klins. 



La partie supérieure de l'appareil contient le disque d'épreuve. C'est 

 un disque métallique D dont la surface vaut 5 centimètres carrés 

 exactement' Ce disque est fixé à l'extrémité d'un bâton de diélec- 

 trine E, prolongé par une tige d'ébonite qui se termine par un 

 bouton I, et qui peut glisser dans le couvercle du cylindre protec- 

 teur H ; elle est maintenue dans sa position de repos par un ressort à 

 boudin R'. 



3° Mode d'emploi de l'appareiL — Pour prendre une densité 

 au moyen de cet appareil, on enlève le cylindre métallique supé- 

 rieur H emportant avec lui le disque d'épreuve D. Tenant ce cylindre 

 entre le pouce et les trois derniers doigts de la main droite, on pousse 

 au moyen de l'index le bouton I de manière à faire sortir le disque 

 d'épreuve du cylindre protecteur (tig. 2). 



On pose alors ce disque au milieu de la face dorsale de la main ten- 

 due par le sujet isolé et électrisô ; après un court contact, on enlève 

 bien normalement, puis on laisse sous l'action du ressort le disque 

 remonter sans choc brusque dans son cylindre protecteur. On replace 

 le tout sur l'électrodensimètre. 



• Celui-ci était jusque-là resté fermé par la soupape obturatrice 0. 



La feuille mobile d'aluminium devait d'ailleurs être bien au zéro. 



On ouvre alors la soupape obturatrice et, poussant à fond le bou- 

 ton \, on fait ainsi descendre le disque d'épreuve, chargé de son élec- 

 tricité, dans le cylindre récepteur G, où il se décharge complètement. 

 On laisse remonter le disque d'épreuve sous Faction du ressort à bou- 

 din, on referme la soupape 0, et l'on n'a plus qu'à lire la densité indi- 

 quée par la feuille d'aluminium mobile. 



Pour effectuer cette lecture avec précision, il suffit de placer un œil 

 (l'autre étant fermé) à une certaine distance en avant de la fenêtre 

 vitrée qui porte la graduation, et de façon à voir le disque A entière- 

 ment de profil, formant par sa tranche le côté vertical du quadrant 



(2) C'est-à-dire est égale à celle d'une sphère métallique isolée de 10 centimè- 

 tres de rayon. 



(3) On sait que l'unité C. G. S. de potentiel vaut 300 volts. 



