MÉTHODE ET APPAREIL DE DOSAGE DANS LA FRANKLINISATION 279 



découpé dans la plaque d'ivoirine ; en même temps, on doit voir aussi 

 le côté horizontal de ce même quadrant se confondre avec l'arête ho- 

 rizontale inférieure d'une bande d'ivoirine fixée sur la fenêtre opposée. 

 L'œil est ainsi centré sur une droite horizontale, intersection de deux 

 plans rectangulaires, et cette ligne de visée passe exactement par l'axe 

 de rotation de la feuille mobile. On lit alors sur la double graduation 

 avec une précision qui atteint aisément le demi-degré, soit l'angle de 

 divergence de cette feuille, soit le nombre de franklinsqui représente 

 la densité cherchée. Car, dans le but d'éviter tout calcul à l'observa- 

 teur, les nombres de franklins inscrits sur la graduation représentent 

 le cinquième de la charge totale cédé à l'appareil par le disque 

 d'épreuve, et non cette charge elle-même. Par suite, si l'on veut utili- 

 ser l'électromètre pour d'autres genres de mesure, il suffit de multi- 

 plier par cinq les nombres lus sur la graduation pour avoir les quan- 

 tités absolues d'électricité, en franklins, portées par l'appareil. Il peut 

 également servir pour la mesure des potentiels, de à 4 800 volts 

 c'est-à-dire de à 16 unités C.G.S. de potentiel; il suffit de lire les 

 angles de divergence en degrés, et de se servir de la courbe des poten- 

 tiels qui caractérise l'électromètre tel qu'il est construit (lig. 3). 



Pour en revenir ici à l'application médicale, il importe d'observer 

 les précautions suivantes dans une mesure de densité. Lorsque, tenant 

 le cylindre H conformément à la figure 2, et appliquant le disque ex- 

 plorateur sur la surface électrisée que l'on explore, on observe soit des 

 étincelles, soit des aigrettes se produisant entre cette surface et les 

 bords inférieurs du cylindre H, c'est que Ion a atteint la limite de po- 

 tentiel pour laquelle le dispositif ci-dessus indiqué est applicable sans 

 modification, cela correspond environ à 5 centimètres d'étincelle. Il 

 faut alors opérer ainsi : on laisse le cylindre H en place sur l'électro- 

 mètre et l'on ne prend à la main que le couvercle de ce cylindre, cou- 

 vercle monté à baïonnette, et que l'on détache aisément. Après avoir 

 opéré comme l'indique la figure 2, sauf l'absence du cylindre H, on 

 replace le couvercle en évitant soigneusement que le disque d'épreuve 

 une fois chargé ne touche quoi que ce soit; on le fait descendre en- 

 suite dans le récepteur C, comme il a été déjà dit. 



Enfin si, dans des cas exceptionnels, le potentiel est tellement élevé 

 que des étincelles ou des aigrettes se produisent lors de la prise de 

 densité, entre la surface électrisée et le couvercle tenu à la main (ce 

 qui arrive seulement vers 12 ou 13 centimètres d'étincelle), on se sert 

 d'un disque identique, isolé par un long manche d'ébonite, et consti- 

 tuant un accessoire complémentaire de l'appareil. 



Avant défaire une nouvelle mesure, on décharge l'appareil en tou- 



