MÉTHODE ET APPAREIL DE DOSAGE DANS LA FRANKLINISATION 281 



chant du doigt le récepteur G au travers de la soupape ouverte ; sinon 

 les quantités d'électricité portées dans l'appareil s'ajouteraient, ce qui 

 est d'ailleurs un procédé applicable à la mesure (par multiplication), 

 de très faibles densités. 



4" Usages divers de l'électrodensimètre. — Il est évi- 

 dent que cet appareil peut servir aux diverses mesures précises que 

 comporte l'étude ou l'emploi de l'électricité statique. En se servant de 

 la courbe établie une fois pour toutes (fig. 3), et qui relie les angles 

 de divergence de la feuille mobile aux valeurs du potentiel auquel 

 elle est portée (la cage étant mise au sol) on peut effectuer toutes me- 

 sures de potentiel de à 4 800 volts, (0 à 16 unités C.G. S) et par suite 

 de capacités et de quantités électriques. 



Une courbe analogue, très facile à établir, pourra être tracée en 

 donnant à l'électro densimètre des charges électriques croissant en 

 progression arithmétique, et portant ces charges en abscisses, et les 

 angles de divergence en ordonnées. Cette courbe à laquelle il convien- 

 dra de donner un point commun, vers 45°, avec la courbe de voltage, 

 se confondrait entièrement avec celle-ci, si la capacité de l'appareil 

 était absolument indépendante de la position de la feuille d'aluminium 

 mobile. Gomme cette capacité varie en réalité un peu avec cette posi- 

 tion, on obtiendra une courbe légèrement distincte de la première ; 

 l'ensemble des deux courbes donnera immédiatement la loi de varia- 

 tion de la capacité de l'électro densimètre, et permettra par suite de 

 l'utiliser avec la plus grande précision dans des mesures de laboratoire. 



Il convient aussi de remarquer que la capacité peut être à volonté 

 augmentée ou diminuée dans des proportions assez notables, en modi- 

 fiant la distance qui sépare les deux plateaux A et B. 



