176  MICROZÈTE. — APPAREIL POUR LA PRÉPARATION DES COUPES 
bouton À, le miroir pouvant exécuter un mouvement de rotation 
autour de l’axe AA. 
On examine les coupes à l’aide de la loupe L, placée au-dessus 
de la table. Cette loupe est fixée à l'extrémité d’un support coudé 
qui glisse à frottement doux sur la tige BB. On peut la déplacer 
à l’aide de la manette m, d’une extrémité à l’autre de cette tige. 
Comme d'autre part, le support présente en O une articulation, on 
voit que la loupe peut être déplacée en tous sens et que l’on peut 
ainsi explorer tous les points de la table. 
Cette dernière présente des ouvertures carrées C, destinées au 
montage des coupes. Pour cela, on place la lame porte-objet sur la 
table, de façon que son milieu coïncide à peu près avec le milieu de 
l’ouverture, placée auprès du verre, contenant les coupes à monter. 
Comme cette ouverture à les dimensions des lamelles ordinaires, 
elle limite une portion éclairée sur laquelle on place les coupes, en 
s’assurant d’ailleurs, à l’aide de la loupe, qu’elles sont bien étalées. 
Le miroir de cet appareil est formé d’une glace dont la face 
argentée est recouverte par une lame de verre enfumé. Le joint de 
ces deux lames est recouvert par un cadre en cuivre nickelé, par 
conséquent aucune des parties de ce miroir ne peut être altérée par 
la chute des réactifs. Tout le reste de l'appareil est en cuivre 
nickelé, par conséquent peu altérable. 
En raison de son principal but, on peut donner le nom de 
Microzète (de rw, je cherche) à cet appareil dont l’emploi me 
semble particulièrement commode, non seulement pour les travaux 
d’histologie, mais encore pour les dissections qui exigent d'ordinaire 
une loupe montée. 
