312 



thode, wie sie von Bouty und Fousereau *) entwickelt worden ist, 

 an Nerven erhalten habe. Vergleichende Messungen mit anderen 

 Methoden und einige Scblussfolgerungen daraus will ich mir fur 

 eine spâtere Arbeit vorbehalten. 



Das Princip dieser Méthode beruht auf folgenden Betraehtungen: 

 es fliesse ein eonstanter Strom von der Intensitat I durch den be- 

 kannten Widerstand W und den Nerven. Messen wir das Potential- 

 gefalle e das eine Mal in den Punkten. zwischen denen der bekannte 

 Widerstand W sich befindet, das andere Mal das Potentialgefalle 

 E in zwei Punkten des Nerven, zwischen denen ein Widerstand 

 B sich befindet, so haben wir 



1) e = IW 



2) E=IB 



daraus bereehnet sich 



e 



Selbstverstandlich muss dabei die eigene elcktromotorische Kraft 

 des Nerven in den Punkten, in denen wir das Potentialgefalle messen, 

 beriicksichtigt werden. 



Was die Einzelheiten meines Apparates anlangt, so babe 

 ich den Strom von einem constanten Daniellelement durch den 

 Graphitwiderstand, der die Stromesintensitat regulieren liess, ferner 

 durch den Widerstandskasten mit 9000 Q, wo ich e gemessen habe, 

 und schliesslich durch den Nerven, der in der feuchten Kammer 

 auf unpolarisierbaren Elektroden lag, geleitet. Das Potentialgefalle 

 habe ich mit der Cempensationsmethode gemessen. 



Gegen dièse Méthode kann man einwenden, dass sie zwar die 

 Polarisation an den Elektroden vermeidet, die sog. „ Infiltrations- 

 polarisation" aber unverandert lasst. Auf dièse Frage werde ich in 

 einer spâteren Arbeit noch zuruckkommen. 



Die Genauigkeit der Méthode lasst sich scbwer bestimmen, 

 da der Widerstand des Nerven wàhrend der Versuchsdauer stetig 

 wachst; dennoch ist es mir gelungen, in einigen Versuehsreihen 

 den wahrscheinlichen Fehler auf ±0'5°/ zu bestimmen, was fur 

 meine Untersuchungen hinreichend genau war. 



') Journ. de Phys. Bd. V. 



