235 



suehes steril geblieben ist, dagegen wurden diejenigen, bei denen eine 

 zufallige Impfung eintrat, und das Wasser irgend welche Triïbung 

 zeigte, als misslungen verworfen. 



Als Versuchsgefâsse wurden boi den vorliegenden Untersu- 

 cliungen dieselben Apparate verwendet, deren sich einer der Autoren 

 bei seinen Nitrificationsversuchen bedicnt bat J ). Den Haupttheil des 

 Apparates bildet ein conischer Kolben A ans dickem Glase, welcher von 

 einem aufgescbliffenen Helm h geschlossen wird. Dieser Helm ist 

 oben mit zwei eingeschliffenen und unter einem rechten Winkel 

 gebogenen Rohren a und b verseben. In dièse Rohren konnen zwei 

 eingescbliffene Ansatzrohren d und c eingesetzt werden. Der abstei- 

 gende Selienkel der unter recbtem Winkel gebogenen Ansatz- 

 rohre c, welche mit b verbunden wird, ist mit einer Millimeterscala 

 verseben. Auf dièse Weise giebt es an dem Apparate. wenn der- 

 selbe zusammengestellt ist. drei Schliffschliisse: zwisehen dem Halse 

 des Kolbens und dem Helme, zwisehen den Rohren a und d und 

 zwisehen den Rohren h und c. Aile dièse Sehliffe werden mit Queck- 

 silber gedichtet. Zur x^ufnahme des Quecksilbers am Halse des 

 Kolbens dient ein Glaskragen. welcher mittelst eines Kautschuk- 

 ringes an den Kolben befestigt wird. Zur Aufnahme des Queck- 

 silbers fur die Diehtung der Verbindungsschlitfe der Rohren dienen 

 kleine Glasmuffeln m und m', welche liber die Sehliffe geschoben 

 werden. Dièse Muffeln sind an beiden Enden mit durcbbohrten. auf 

 die zu verbindenden Rohren aufgesetzten Korken geschlossen. Seitlieh 

 ist jede dieser Muffeln mit einer Oeffnung zum Ein- und Ausgiessen 

 des Quecksilbers versehen. 



Will man am Schlusse des Versuches die Rohren auseinan- 

 dernehmen. um den Apparat zu offnen, so braucht man nur 

 die Muffeln zu drehen, bis ihre seitliche Oeffnung nach unten 

 zu liegen kommt. dann rliesst das Quecksilber von selbst aus 

 den Muffeln beraus. Um die Bestimmungen der Volumina des sich 

 im Apparate ansammelnden Gases zu ermoglichen, musste zunaehst 

 der Volumeninhalt des Apparates ein fur allemal bestimmt wer- 

 den. Dies gesehah durch Wiegung des leeren Apparates sammt dem 

 Helme und dann des mit destillierten Wasser gefiillten. Die Diffe- 

 renz zwisehen diesen beiden Gewichten mit entsprechender Correctur 



') Godlewski „0 nitryflkacyi amoniaku etc." Kozprawy Akad. Um. '1'. 

 XXX, 1896. 



2* 



