236 



fur die Temperatur des Wassers giebt das innere Volumen des 

 Apparates an. Der Volumeninhalt der Zuschussrôhre a und b wurde 

 mit Quecksilber bestimmt, auch die Millimeterscala an der Rohre c 

 wurde mit Quecksilber calibriert. 



Die Apparate. welche nach den Angaben des Referenten von 

 der Firma Millier' friiher Geisler in Bonn hergestellt wurden, 

 haben eine dreifache Grosse: ungefahr 900, 500. und 350 c. c. 

 Volumeninhalt. 



Der Gang des Versuches war folgender: man goss in den 

 Kolben A meistens 100 c. c, selten 150 c. c. destillierten Wassers. 

 Btttlpte den Helm, dessen Rohren mit Wattepfropfen geschlossen 

 wurden, dariiber und sterilisierte das Ganze im Autoclaven. Nach 

 dem Erkalten (im Autoclaven selbst) offnete man den Kolben, warf 

 môglichst schnell die zuvor mit 1% Sublimatlosung sterilisierten 

 Samen in denselben hinein, schloss ihn wieder mit dem Helme 

 und setzte nach Entfernung der Wattepfropfen von den Rohren a 

 und b dieselben mit den Ansatzrohren d und c in Verbmdung. 

 Die Rohre d wurde vorher etwas ausgezogen, damit sie bel end- 

 gultiger Schliessung des Apparates leichter abzusckmelzen ware, 

 die beiden Ansatzrohren wurden an der Flamme sterilisiert. Nach 

 der Anbringung der Ansatzrohren wurden aile drei Schliffe mit 

 Quecksilber gedichtet und das Ende der Rohre c (nach Entfernung 

 des sie schliessenden Wattepfropfens) in eine kleine Glasschale g 

 mit Quecksilber getaucht. Jetzt schritt man zur Evacuation des 

 Apparates. Zu diesem Zwecke wurde die Rohre d mittelst einer 

 Misehung von Lack und Terpenthin mit der Bleirohre o, welche zu 

 einer guten Sprengel'sehen Quecksilberluftpumpe fuhrte, luftdicht 



verbunden. 



Jetzt setzte man die Pumpe in Bewegung und liess sie so lange 

 wirken, bis die Hohe des Quecksilbers in der Rohre c und im 

 Manometer der Pumpe nur noeh um die der derzeitigen Tempe- 

 ratur entsprechende Tension des Wasserdamfes vom Barometerstande 

 differierte. Da wahrend des Pumpens Luftblasen eine Zeit lang be- 

 stândig aus den Samen entwichen. so dauerte die Evacuierung 

 des Apparates ziemlich lange, gewohnlich etwa 2 Stunden. Nach 

 beendigter Evacuation schmolz man die Rohre d an der ausgezo- 

 genen "stelle ab , wodurch der endgultige Abschluss des Kolbenin- 

 halts nach aussen bewerkstelligt wurde. 



