a 
Länge der Stäbe soll 102 cm betragen und den von Tresca vorge- 
schlagenen Querschnitt erhalten. Für diejenigen Staaten, welche es 
wünschen, sollen auch Endmeter hergestellt werden, welche denselben 
aber etwas stärkern Querschnitt haben, ihre Endflächen sollen durch 
sphärische Flächen von 1 m Radius gebildet werden. Jedem Meter 
sollen 2 auf's Sorgfältigste mit dem Luftthermometer verglichene 
Thermometer beigegeben werden. Der Ausdehnungs-Coefficient des 
Platin-Iridium, welches zur Construction der Meter verwendet wird, 
soll mit Hülfe der Fizeau’schen Methode bestimmt, ausserdem sollen 
diese Coefficienten auch aus der absoluten Ausdehnung der Meter 
selbst abgeleitet werden. Die bezüglichen Messungen sollen mindestens 
bei 5 verschiedenen Temperaturen, welche zwischen 0 und 40° liegen, 
ausgeführt werden. Die relativen Vergleichungen der einzelnen Prototype 
unter sich sollen mindestens bei 3 verchiedenen Temperaturen stalt- 
finden. Zur Ausführung der Vergleichungen sollen zwei Comparatoren 
construirt werden: einer mit Längsverschiebung zum Ziehen der Striche 
und einer mit Transversalverschiebung der Stäbe zu den Vergleichungen. 
Die Vergleichungen haben zu geschehen sowohl in einer Flüssigkeit, 
als in Luft; doch soll der Archivmeter vor Schluss der Arbeiten in 
keine Flüssigkeit getaucht werden. 
Aus einzelnen Berichten, sowie aus der allgemeinen Discussion 
ist wohl Folgendes besonders erwähnenswerth. Die Endflächen des 
Archivmeters wurden nochmals aufs Sorgfältigste studirt; mit Hülfe 
von microscopischen Untersuchungen, sowie durch microscopische Be- 
trachtungen der Spiegelbilder von Spinnefaden konnte constalirt 
werden, dass die Endflächen jedenfalls äusserst geringe Änderungen 
im Laufe der Zeit erfahren hätten. Da es ausserdem nicht darauf 
ankomme, die ursprüngliche Länge des Meters in aller Vollkommenheit 
wiederherzustellen, sondern da es genügen werde, wenn die Länge 
des Prototyps innerhalb der Fehlergrenzen liege, welche auch bei 
Herstellung der verschiedenen Copien des Archivmeters aufgetreten 
waren, und welche auf 2 oder 3 u geschätzt wurden, so muss 
nur verlangt werden, dass die neue Länge bis auf diesen Werth ge- 
nau bestimmt wird, und die Commission ist der bestimmten Ansicht, 
dass das leicht zu erreichen sei, und dass also nichts befürchten lasse, 
dass die neue Bestimmung des Meters von der früheren wesentlich 
abweichen werde. Immerhin schlägt sie vor, in dieser Beziehung 
noch neue Studien zu machen. 
In Bezug auf das Material, aus welchem die Meter hergestellt 
