in welchem die zu untersuchenden Stäbe liegen und welcher 
mit Wasser gefüllt wird, kann mit Hülfe einer Dynamomaschine 
bewegt werden, und diese speist gleichzeitig die electrischen 
Glühlampen zur Beleuchtung der Stäbe. 
5.Ein Comparator zur Vergleichung von Endmetern (System 
Steinheil). 
An Wagen besitzi das Büreau eine reiche Auswahl, darunter 
sind besonders zu erwähnen die nach dem System Arzberger von 
Rupprecht in Wien construirten Kilogrammwagen, bei welchen Vorrich- 
tungen vorhanden sind, um aus einer Distanz von circa 4” die Wage 
zu arretiren oder spielen zu lassen und die Gewichte auf den Schalen 
zu vertauschen. wobei also stets die Gauss’sche Methode der doppelten 
Wägung in Anwendung kommt. Ausserdem besitzt das Büreau eine 
Bunge’sche Kilogrammwage für die Wägungen im luftlleeren Raum, 
ferner eine hydrostatische Wage von 2 kg Tragkraft und eine Anzahl 
kleiner Wagen, nebst den zugehörenden Normalbarometer, Thermometer 
und Hygrometer. 
Von andern wichtigen Instrumenten müssen besonders noch 
erwähnt werden: der Fizeau’sche Apparat zur Bestimmung von Aus- 
dehnungscoefficienten und ein Luftthermometer mit einem Reservoir 
von Platin-Iridium, welches etwas mehr als 1 I Luft hält. Mehrere 
dieser vorerwähnten Apparate sind in den «Travaux et mömoires du 
Bureau international», von welchen bis jetzt 6 Bände erschienen sind, 
näher beschrieben. Der Gesammtwerth des ganzen Inventars beläuft 
sich 1886 auf Fr. 237,745. 38. Es geht wohl schon aus diesen kurzen 
Andeutungen hervor, welch reiches Material in der kurzen Zeit von 
eirca 10 Jahren aufgestellt wurde, wozu eben die Gründung eines 
internationalen Institutes nöthig war, da ein einzelner Staat wohl 
nicht im Stande gewesen wäre, derartige Opfer nur für die Zwecke 
der Metrologie zu bringen. 
D. Prototype. Neben dem sorgfältigen Studium der vorerwähnten 
Apparate war die Hauptaufgabe des Comit& und des Büreau die Mit- 
hülfe bei Herstellung der Prototype und die Vergleichung derselben. 
Hier waren die Schwierigkeiten ganz ausserordentliche, und es bedurfte 
der ganzen Energie der Mitglieder des Comite, um dieselben glücklich 
zu überwinden. 
Wie schon früher erwähnt, halte die franz. Section im Jahr 
1874 einen grossen Block von Platin-Iridium im Gesammtgewicht von 
250 kg hergestellt und begonnen, daraus eine Anzahl von Metern 
