a a 
Studien zunächst über Quecksilberthermometer ausgeführt, in erster 
Linie durch Dr. Pernet, welcher sich schon vorher eingehend mit den 
Untersuchungen von Thermometern befasst hatte, dann durch die 
Adjunkten Marek und Benoit und endlich durch Chappuis und Guillaume. 
Die Untersuchungen erstreckten sich zunächst auf die Bestimmung der 
Fixpunkte und die Methoden, den Einfluss der Veränderungen der- 
selben zur Bestimmung der Temperatur zu eliminiren. Diese Ver- 
änderlichkeit der Lage der Fixpunkte ist längst bekannt, auch bei 
alten Thermometern beobachtete man noch immer ein stetiges, wenn 
auch langsames Steigen des Nullpunktes. Aber erst durch eingehende 
Untersuchungen der neuern Zeit wurde deutlich nachgewiesen, dass 
das Material des Glases, aus welchem das Thermometer besteht, von 
wesentlichem Einfluss ist. Namentlich wurde gefunden, dass diejenigen 
Glassorten, welche Kalium und Natrium in nahezu gleichen Mengen 
enthalten, bedeutend grössere Variationen, und auch eine bedeutendere 
Depression des Nullpunktes unmittelbar nach einer Siedepunktsbestim- 
mung zeigen, als Glassorten, welche nur das eine oder andere dieser 
Metalle vorwiegend enthalten. Es sind in dieser Beziehung nicht 
bloss Studien in Breteuil gemacht worden, sondern ebenso in Berlin 
durch Wiebe und Weber und in Jena durch Abbe und Schott. Das 
sogenannte Jenaer Normalglas, welches in Deutschland in neuerer 
Zeit zur Construction von Thermometern verwendet wird, enthält 
nach Wiebe Kieselsäure 67,5 Theile 
Natron 14 n 
Kali „ 
Zinkoxyd 7 
Kalk 2. 
Thonerde 2,5 Z 
Borsäure 2 ; 
100 Theile 
Das französische Hartglas, wie dasselbe von Tonnelot verwendet 
wird und welches zu den vom internationalen Büreau ausgegebenen 
Thermometern dient, enthält 
.. 
Kieselsäure 71,5 Theile 
Schweflige Säure 0,7 
Aluminium LA, 
Kalk 14,9.% 
Soda 110.5 
Potasche On, 
99,5 Theile 
