Beide stimmen darin überein, dass sie Kalium gar nicht oder nur in 
verschwindend kleinen Mengen enthalten. 
| Die mannigfaltigsten Untersuchungen,. welche im Büreau inter- 
} national mit Thermometern von Tonnelot angestellt wurden, haben 
ergeben, dass man bei richtiger Behandlung und gründlicher Unter- 
suchung solcher Instrumente im Stande ist, Temperaturen bis auf die 
. Genauigkeit von einigen Tausendstel Grad zu ermitteln. Die Depression 
| des Nullpunktes unmittelbar nach Bestimmung des Siedepunktes beträgt 
kaum 0°,1, während dieselbe bei bleihaltigen Gläsern bis auf 0,3 
bis 0%,4 ansteigt. Allerdings erfordert die Vorprüfung eine bedeutende 
Zeit, und es wurde daher auch im Büreau eine specielle Section für 
Thermometrie eingerichtet, welche nach dem Weggang von Dr. Pernet 
durch Dr. Guillaume geleitet wurde. 
Die Thermometer wurden zunächst sorgfältigst calibrirt, durch 
Abtrennen von Quecksilberfaden verschiedener Länge, welche mühsame 
und zeitraubende Arbeit meist von Assistentinnen ausgeführt wurde. 
Die Zahl der Ablesungen für eine vollständige Calibrirung beträgt 
956. Der Calibrirung ging stets noch voran eine Untersuchung der 
Theilung, welche eine durchaus gleichmässige sein soll. Aus den 
nach den Methoden von Marek und Thiesen berechneten Resultaten 
der Calibrirung wurden auf graphischem Weg die Zwischenwerthe 
von 0,1 zu 0,1° abgeleitet. 
Für jedes Thermometer wurde ferner der Einfluss der Pression 
bestimmt, wobei zu unterscheiden sind der äussere und der innere 
Druck. Der Einfluss der Variationen des äussern Druckes wurde er- 
Miltelt, indem man das ganze Thermometer in eine Röhre brachte, 
welche abwechselnd mit der äussern Luft und mit einein Recipienten 
einer Luftpumpe in Verbindung gesetzt werden konnte, wobei als 
Normaldruck derjenige von 760 mm angenommen wurde. Nach den 
Untersuchungen Guillaume’s ist der Pressions-Coefficient für 1 mm 
Quecksilbersäule bei den Tonnelot'schen Thermometern 0°,00010 bis 
0°,00013. — Der innere Druck besteht aus dem Druck der Queck- 
Silbersäule, wird also um so grösser, je höher die zu bestimmende Tempe- 
ratur ist. Bei den Thermometern, welche den internationalen Prototypen 
beigegeben wurden, beträgt die Pression bei 100° ungefähr 0°,07. 
Der Pressions-Coefficient für innern Druck kann aus demjenigen für 
äussern Druck durch Rechnung abgeleitet werden. 
Von grosser Wichtigkeit ist die Bestimmung des Fundamental- 
abstandes. Für die nationalen Thermometer wurde diese Bestimmung 
