ie 
5 Mal ausgeführt und zwar so viel als möglich während eines Zeit- 
raumes von mehreren Monaten. Zu diesem Zweck wird der Siede- 
punkt und unmittelbar darauf der Eispunkt bestimmt. Die einzelnen 
Bestimmungen stimmen untereinander sehr gut überein, und der 
Fehler des Mittels wurde auf 40,001 bis 0,002 bestimmt. Da für 
alle durch das Büreau studirten Thermometer die genauen Reductions- 
tafeln mitgetheilt werden, so können mit solchen Thermometern die 
Temperaturen mit Sicherheit ermittelt werden, und dieselben sind 
mindestens auf 0,01° verbürgt. 
Bekanntlich dehnt sich das Quecksilber nicht regelmässig aus. 
Offenbar sollte 1° 0,01 der Temperaturerhöhung vom Eispunkt zum - 
Siedepunkt entsprechen; theilt man daher bei einem genau cylindri- 
schen Quecksilberthermometer den Abstand zwischen 0 und 100 in 
100 genau gleiche Theile, so müssen die Theile etwas abweichend 
von 1° sein. Aus diesem Grund hat man bei physikalischen Messungen 
schon lange angefangen, Luftihermometer zu verwenden. Das inter- 
nationale Büreau beschäftigte sich denn auch sehr eingehend mit der 
Untersuchung von Luftthermometern. Zu diesem Zweck wurden ver- 
schiedene Gase in absolut reinem Zustand in das Reservoir des Luft- 
thermometers bestehend aus einem langen Gefäss von Platin-Iridium 
gebracht, dessen Volumen etwas grösser als 1 Il war und die Tempe- 
raturen unter Berücksichtigung der nöthigen Correctionen mit Hülfe 
eines Manometers ermittelt. 
Es ergab sich, dass die verschiedenen Gase sich nicht gleich 
verhalten, dass die Ausdehnung der Kohlensäure der Ausdehnung des 
Quecksilbers am nächsten komme, während Stickstoff und noch mehr 
Wasserstoff sich mehr von demselben entfernen. Die grössten Ab- 
weichungen betragen für Kohlensäure bei 35° — 0,049, für Stick- 
stoff bei 40° — 0,097 und für Wasserstoff bei 40° — 0°,107. Da 
nun angenommen werden darf, dass die Ausdehnung derjenigen Gase, 
welche am weitesten von ihrem flüssigen Zustand entfernt sind, am 
regelmässigsten sei, und sich am ehesten der oben definirten absoluten 
Thermometerscala nähern, so fasste das Comit& schon am 15. October 
1887 den Beschluss : 
Als normale Thermometerscala wird für die Arbeiten des inter- 
nationalen Büreau angenommen die 100theilige Scala des Wasserstoff- 
(hermometers, dessen Fixpunkte sind die Temperatur des reinen 
schmelzenden Eises und diejenige der Dämpfe von destilliriem sie- 
dendem Wasser unter dem Normaldruck einer Atmosphäre, wenn der 
