Dr. Henri Stauffer. 
ETUDE 
SUR LA 
QUANTITE DES COURANTS D’INDUCTION 
EMPLOYES EN 
ELECTROTHERAPIE. 
Le röle de plus en plus considerable que joue dans ces dernieres 
annees l’slectricitö au point de vue therapeutique, a engag& les mödecins 
A se servir, eux aussi des unitös de mesure scientifiques employees 
par les physiciens. (es mesures, definitivement adopiees au congres 
d’electricite tenu A Paris en 1881 sont maintenant d’un emploi journalier 
et ont remplace celles quelque peu arbitraires dont on se servait jus- 
qu’alors. Elles nous permettent de donner un caractere toujours plus 
scientifique aux observations se rapportant aux effets de l’electricite. 
Nous mesurons, en 6lectrotherapie, la force Electro -motrice en 
Volts, la resistance en Ohms, l’intensit& des courants en Amperes, ou 
plutöt en Milliamperes; dans les applications de l’electrolyse on pour- 
rait meme tenir compte de leur quanlite, c’est-A-dire du produit 
de l’intensit& par le temps, et l’exprimer en Coulombs ou fractions de 
Coulomb. Quand nous faisons usage des decharges de condensateurs, 
nous nous servons encore d’une cinquieme unit6, celle de capacil&: le 
Microfarad. 
Ces differentes unites n’ont 66 cependant appliquees qu’aux 
courants galvaniques, ou qu’aux döcharges de condensateurs. Les 
courants d’induction, dont nous nous servons plus frequemment encore 
en the&rapeutique, n’ont pas && mesur6s jusqu’ä present d’une maniere 
exacte, et pourtant, le besoin d’avoir une graduation rigoureuse se fait 
vivement sentir. En effet, on emploie souvent les courants faradiques 
dans un but diagnostique pour determiner exactement la diminution 
ou V’exagöration pathologiques de l’exeitabilite, et il est evident qu'il 
ser: il pr&cieux de pouvoir mesurer d’une maniere precise et scientifique 
les courants excitateurs. 
Rappelons en quelques mots les qualites physiques speciales a ces 
courants, 
