ee 
physiologistes ont suivi son exemple, en se servant de methodes ana- 
logues. Nous voyons m&me maintenant des constructeurs comme Gaiffe 
fils ä Paris livrer au public medical des appareils qui sont munis d’une 
echelle exprimant les quantitös en Microcoulombs*). 
Nous avons ä examiner la valeur theorique et pratique d’une 
graduation hasse sur la deviation galvanome6trique, et nous sommes 
oblig&s pour cela d’entrer dans certains details, connus du reste, sur 
la nature des courants d’induction et de determiner quels sont les 
facteurs importants qui en augmentent la quantit& ou font varier l’effet 
physiologique. 
La quantit& d’un courant d’induction depend: 
1° De l’intensit& du courant galvanique inducteur. 
2° Du nombre plus ou moins considerable des tours de fil dont 
se composent les bobines primaire et secondaire. 
3° Du degr& d’emboitement de ces deux bobines: le maximum 
de courant &tant atteint quand l’emboitement est complet. 
4° De l’absence ou de la pr&sence du noyau de fer doux dans 
lintserieur de la bobine primaire. 
5° De la rösistance totale du eircuit induit. 
Tous ces facteurs influent sur la quantited du courant, et il est 
facile d’en constater les variations au galvanometre balistique. 
Par contre, l’action physiologique peut &tre modifi6e profondement 
par des procedes qui ne font nullement varier la quantite, mais qü 
changent la forme de la courbe repr6sentant la decharge. A quantite 
egale, un courant d’induction peut avoir, soit une haute tension (ou en 
fonction de la rösistance une haute intensit@ maximale), et une courie 
duree, soit une tension faible et une duree plus longue. Le produit 
Q0= fIdt peut rester le m&me dans les deux cas, et pourtant l'effet 
Physiologique est totalement. different. 
Le plus ou moins de brusquerie dans la fermeture ou la rupture 
du courant du circuit inducteur modifie considerablement la forme de 
la courbe: plus la rupture est franche, plus le courant d’ouverture a de 
tension. La presence ou l’absence d’un circuit voisin dans lequel 
Peuvent naitre des courants d’induction, agit d’une maniere analogue, 
car l’on sait qu’on peut faire varier l’effet physiologique du courant 
Primaire (extra-courant), par l’emboitement d’une bobine secondaire 
dont le circuit est ferme. 
——__ 
*) Voir: Rapport sur l’Electrophysiologie fait par M. d’Arsonval au. 
congrös des dlectriciens de 1889 A Paris, in «l’Electroth6rapie», Numero de Novembre. 
1889, 
