ern Se 
On emploie aussi comme moyen de graduation le tube de cuivre 
.de Duchenne que Yon introduit entre la bobine inductrice et la bobine 
induite. 
Ces procedes ne font pas varier l’effet galvanom6trique des 
courants, mais ils influent profondement sur leurs effets physio- 
logiques. 
Les appareils d’induclion employes par les medecins dans un 
but therapeutique sont extr&mement variös: les uns sont construits sur 
le modele du chariot de Dubois-Reymond, mais composes de bobines 
ires-differentes, et dont le degr& plus ou moins complet d’emboitement 
servira dä augmenter ou ä diminuer l’effet physiologique. Pour d’autres, 
la graduation de l’action physiologique se fait par le deplacement du 
noyau de fer doux, ou par l’introduction du tube de Duchenne. 1 
est evident que, dans ces conditions, il est difficle de comparer 
entire eux ces divers appareils construits sur des modeles si differents; 
et qu’il est impossible, meme en faisant usage des instruments de 
mesure exacis (galvanometre balistique), d’arriver A une graduation, 
meme approximative. 
Nous n’en citerons qu’un exemple: Avec les appareils dans 
lesquels la graduation est obtenue par l’emboitement plus ou moins 
complet des bobines, les devialions galvanomötriques, comme du reste 
les effets physiologiques diminuent avec l’&cartement: il est donc pos- 
sible de les graduer d’apres l’amplitude de ces deviations. Par contre, 
nous ne pouvons graduer au galvanometre un appareil d’induction dont 
action physiologique est modifi6e par lintroduction du tube de cuivre 
de Duchenne: que le Lube soit introduit tout-A-fait ou retir& complöte- 
ment, la devialion galvanome£trique reste la m&me, et pourtant J’effet 
physiologique est tres-different. La presence du tube, comme nous 
Pavons vu plus haut ne fait que modifier la forme de la courbe et 
diminue l’intensit6 en augmentant la duree du courant: le produit, 
c’est-ä-dire la quantite, restant le m&me. 
Ce m’est donc que pour les appareils A chariot que l’on peut 
tenter la graduation au galvanome&tre. 
Quelques mots sur ce dernier instrument et sur l’emploi qu’on 
en fait pour mesurer les courants d’induction: 
Sous influence d’un courant galvanique qui, en vertu de sa force 
electro-motrice constante, garde, aussi longtemps qu’il est ferme6, son 
intensite maximale, le galvanomötre devie d’une maniere permanente, et 
Tintensit& se mesure, dans les conditions ordinaires, par la tangente 
