ee 
de l’angle de deviation. Par contre, les courants d’induction, de meme 
qu les decharges de condensateurs (courants d’une duree excessive- 
ment courte), ne peuvent produire des deviations permanentes; ils 
n’impriment A Yaiguille qu’un choc excessivement court, et la physique 
demontre que la deviation maximale de Yaiguille mesure la quantite 
du courant. 
Cette quantite est, dans ce cas, proportionnelle au sinus du demi- 
angle, ou, pour des deviations aussi petites que celles auxquelles nous 
avons gön6sralement affaire, proportionnelle a l’angle lui-meme. 
Cette loi n’est vraie cependant, que lorsque la dur6e de ces cou- 
rants est excessivement courle par rapport A la duree d’oscillation dw 
galvanomötre; celui-ci doit avoir un aimant d’un certain poids, &tre doue 
d’une certaine inertie, et depourvu d’«amortisseurs». Un galvanometre 
de ce genre porte habituellement le nom de galvanometre balistique. 
Constatons ces faits avec un appareil d’induction quelconque: 
prenons par exemple celui qui nous a servi dans la plupart de nos 
exp6eriences: 
C’est un appareil de Reiniger construit sur le modele du chariot 
de Dubois-Reymond. 
La bobine primaire, faite d’un fil de cuivre de 0,8 mm de dia- 
metre a une rösistance de 3,87 Ohms. La secondaire est formee de 
10050 tours de 0,2 mm; elle a une resistance de 1030 Ohms. L’appareil 
est pourvu d’un noyau de fer doux et est actionne dans cetle experience 
par un element Callaud de grand volume, d’une force &lectro-motrice 
de 1 Volt, et d’une resistance de 1,6 Ohm; lintensit& du courant in- 
ducteur sera donc, d’apres la formule 
ek — = — 0,182 Ampere. 
3,87 + 1,6 5,47 
Le galvanometre dont nous nous SOMMES servi est un instrument 
d’ Edelmann construit tout d’abord pour mesurer les courants galvaniques 
Pour des usages therapeutiques; il est gradu& en centiemes de Mil- 
liampere;, l’aimant, en forme de fer ä cheval, est tres-lourd et se meut 
dans un cylindre de cuivre, destins ä en diminuer les oscillations: but 
qui n’est guere atleint du reste, &tant donne le poids de cet aimant 
sur lequel est encore fix6 une longue tige marquant les Milliamperes. 
Nous y avons fait adapter un miroir, pour pouvoir operer la lecture & 
distance (nous nous mettons en general pour cela A 2,19 m du 
galvanometre). Malgre son amortisseur de cuivre, que nous ne pouvons 
enlever, cet instrument possede encore toutes les qualites n6cessaires 
