u a ea 
Nous devons donc avoir entre les deviations la m&me proportion. 
Nous voyons en effet, que si nous faisons ce calcul pour la distance 
de 0 mm nous trouvons: 
a. = na x — 38,4, tandis 
32 X 
qu’experimentalement nous trouvons 389. De meme a 100 mm nous 
obtenons sur la pelite resistance une deviation de 27 divisions, et 
sur la grande une de 8,5. es chiffres sont dans la proportion de 100 
a 31,4 au lieu de 32 que nous indique le calcul precedent. 
Nous voyons quil est illusoire de graduer les appareils en Micro- 
coulombs, les chiffres obtenus variant continuellement non seulement 
suivant Vintensit& du courant inducteur que l’on pourrait A la rigueur 
maintenir constant, maissurtoutsuwantlaresistance totale du cireuitindunt. 
La seule maniere de graduer un de ces appareils est de le faire 
en °/o de sa quantit& maximale, et nous pouvons reprösenler par une 
courbe les variations de cette quantit6. La figure ci-contre (Pl. 1) 
represente la courbe ainsi etablie pour notre appareil (bobine primaire 
a noyau de fer doux et bobine secondaire fil fin). 
L’ordonnee indique de 5 en 5 les valeurs en pour cent (°/o) de 
quantit6 et l’abscisse, les distances d’emboitement des bobines de 10 en 
10 millimetres: 
Cette courbe nous montre que les quantit6ss ne sont nullement 
proportionnelles aux divisions millimetriques indiquant le degrö de 
lemboitement des bobines. Tant que celles-ci ne sont pas emboitees 
une dans l’autre, d’assez grands changements de distance ne font varier 
que tres-peu la quantit& du courant. Par contre, aussitöt que nous 
arrivons & 150 mm, c’est-ä-dire la ol nos deux bobines commencent 
ad etre en contact, la quantitö eroit beaucoup plus rapidement, comme 
indique Pascension trös-rapide de la courbe. Vers 40 mm environ, 
la courbe monte moins brusquement, et un rapprochement de 1 centi- 
metre augmente moins la quantit& qu’auparavant. 
Les partisans d’une graduation en unit6s de quantit6 (Microcou- 
lombs) pourraient nous objecter que, en mesurant des le debut de 
lexperience la resistance totale du eircuit, on pourrait cependant cal- 
euler en Mierocoulombs la quantitö& des döcharges. Ainsi, nous avons 
vu que notre appareil donnait sur une resistance de 5936 Ohms une 
quantit& de 24 Microcoulombs A 0 mm d’emboitement des bobines; si 
Nous mesurons la resistance du circuit dans une experience physiolo- 
Sique et que nous la trouvions double de 5936, c.-a.-d. 11872, il est 
$vident que la quantit6 serait alors egale ä 12 Microcoulombs. 
Bern. Mittheil. 1890. Nr. 1254. 
