— ti — 
diminue avec la tension du courant qui le traverse, d’etablir cette 
courbe, non pour les deviations que produit le courant sur un eireuit 
metallique, mais bien pour le courant d’owerture traversant la resis- 
lance du corps. 
Ce serait donc dans notre courbe (pl. 2) la ligne ----- qui 
representerait, dans les conditions ordinaires de l’electrotherapie, les 
quantit6s croissantes de nos courants. 
Nous avons vu en effet, d’apres les courbes que l’intensit& croit 
beaucoup plus rapidement quand le corps est interpos6 et que, par 
exemple, pour le courant d’ouverture l’intensit6 maximale de 100°/o 
est obtenue deja A 30 mm, Landis que pour le circuit metallique, il 
feut arriver ä l’emboitement complet des bobines. 
Dans toutes les mensurations que nous avons faites, soit que 
on exprime dans un cas special les chiffres en Microcoulombs, soit 
qu’on le fasse en divisions arbitraires, c’est, nous le rep£etons, toujours 
la quantite qui a 616 mesuree. 
Cette quantit& peut-elle &ire A un degr6 quelconque la mesure 
de l’effet physiologique? Non ! 
Nous savoys, en effet, depuis longtemps que des couranis de - 
Mmeme quantit& peuvent avoir un effet physiologique different. Tous 
les traitös de physique ou d’electrotherapie signalent les effets diffe- 
renis produits par le courant d’ouverture et de fermeture et les 
altribuent A leur inggalitö de tension, malgr& V’egalit6 de quantite. 
C’est aussi un fait connu depuis longtemps, que les bobines 
Winduction ä gros fil donnent de plus fortes secousses que celles A 
fil fin, lorsque la resistance du corps n’est pas Lrop &levee. *) 
Si par contre, la resistance est consid6rable (6lectrodes ou peau 
Seches), la bobine fine seulement, et en vertu de sa tension plus 
elevee peut arriver A vaincre cetie resistance et A produire des effets. 
Avec des ölectrodes bien humeectees, bien appliquees, et serr6es contre 
la surface de la peau, la bobine A gros fil, quoique ayant moins de 
lension, puisque son helice est composde d’un moins grand nombre 
de (ours de fil, produit des contractions musculaires beaucoup plus 
Intenses, et souvent plus douloureuses. 
Gen ae ERTEORATTE 
*) Voir & ce sujet les discussions souvent assez vives eutre Duchenne et 
; ecquerel (Duchenne:: de l’lectrisation localisde, Paris 1872 ; Becquerel, application 
° V’electrieite & la therapeutique. Paris 1857 (page 58). 
Bern. Mittheil. 1890. Nr. 1258 
