— :14 — 
Nombre d’auteurs ont constat® ce fait et l’ont expliqu6 en 
disant que si la bobine A gros fil agit mieux, c'est parce quelle a 
plus de quantile; et ils s’appuient pour celte explication sur les 
difförents traitös de physique qui attribuent plus de quantit& au courant 
produit dans un gros fil. Ils oublient que. la quantitd d'un courant 
d’induetion, toutes choses restant egales d’ailleurs, depend de la Re- 
sistance totale du circuit sur lequel eircule ce courant. Le courant 
d’une bobine ä gros fil ne peut &videmment avoir plus de quantite 
que celui de la bobine ä fil fin que dans une seule circonstance, d’est- 
ä-dire quand la rösistance extörieure du circuit est assez minime pour 
que la quantits depende A peu pres uniquement de la resistance de la 
bobine. 
Dans ce cas lA uniquement, la galvanometre balistique nous 
indiquera clairement que la bobine A gros fil a une quantil6 plus grande 
que celle A fil fin. Cette derniere a forcöment plus de quantile 
quand le corps, qui a une resistance relativement considerable est 
intercal& dans le circuit. Nous avons ici un fait analogue ä celui bien 
connu dans la galvanisation, ä propos des piles ä grande ou pelile 
surface: pour &lectriser le corps avec des el&ments, il faut accumuler 
les forces lestromotrices, car la r6sistance interieure des elements est 
pour ainsi dire nögligeable. Il en est de me&me pour l’induit, quoique 
a un degre moins 6lev6, puisque la resistance interieure des piles 
est minime, tandis que celle de la bobine peut &tre considerable : 
1030 Ohms par exemple pour notre fine bobine. L’experience con- 
firme ces deductions & priori. 
Nous avons exp6riment6 en nous servant pour produire Yinduc- 
tion de 4 Callaud dont le courant eirculait sur une bobine primaire de 
3,87 Ohms de resistance. L’inducteur a deux bobines secondaires que 
l’on peut changer ä volonte, l’une de 10050 tours d’un fil de 0,2 mm 
a une resistance de 1030 Ohms ; l’autre, d’une resistance de 18 Ohms 
seulement a 2218 tours d’un fil de 0,7 mm. Nous faisons varier les 
resislances exterieures et nous obtenons avec le galvanometre balis- 
tique, dont les: deviations mesurent les quantiles, les r&sultals 
suivanis : 
Avec une resislance ext6rieure consid6rable fournie par les 5000 
Ohms du galvanomötre et par un rheostat de graphite de 12500 Ohms, 
nous voyons que les quantilös sont A peu pres proportionnelles aux ten“ 
sions. La bobine fine, qui a une tension environ 5 fois plus forie 
donne une quantit environ 5 fois plus forte aussi, comme le montrent 
les chiffres suivanis. 
