— 416 — 
qui n’a que 18 Ohms l’emporte alors sur celle A fil fin de 1030 comme 
nous le montrent les chiffres suivants : 
Distance Deviations pour les Bobines 
des Bobines Gros fil (18 Ohms) Fil fin (1030 Ohms) 
0 2000 650 
50 1400 450 
100 500 150 
150 80 25 
Nous voyons donc que pour ces deux bobines, meme quand la 
resistance exterieure n’est que de 500 Ohms, la quantit6 est toujours 
plus grande pour la bobine ä fil fin, ou de haute tension. Le calcul 
et l’experience faite au galvanometre demontrent qu’il faut que la resis- 
tance extörieure soit reduite A 260 Ohms pour que nos deux bobines 
ayent la meme quantite. Au dessus de ce chiffre la bobine A fil fin 
a l’avantage, au dessous c’est la bobine A gros fil qui a le plus de 
quantit6. Or comme, en 6lectrotherapie, il est bien rare que la resis- 
tance ext6rieure arrive A un chiffre si bas (elle depasse ordinairement 
1000 et arrive tres-souvent ä 5000 ou 10000), il est evident que la 
bobine ad gros fil ne peut jamais avoir dans ces circonslances une 
quantite plus grande que la bobine a fil fin. 
Nous ne pouvons donc accepter comme juste l’explication donne&e 
plus haut, et qui se base sur la plus forte quantit6 de la bobine ä 
gros fil, car jamais en electrotherapie, la bobine A gros fil n’a plus 
de quantit6; il est du reste facile de le dömontrer au galvanomeire 
en intercalant le corps dans le circuit, comme le montre l’exp6rience 
suivanle. 
Experience 27. 
Le courant est applique sur le bras du sujet. L’appareil esi a6- 
tionns par 4 Callaud; le galvanometre est shunt6 au "io et les bo- 
bines sont emboitees completement: 
Bobine gros fil 
Fermeture Öuverture 
(Pas de deviation appreciable). 16, Moyenne de 
16,5 5 ouvertures. 
16,5 
90 17,5 
20 
