-— 2 — 112 
Wasser incompressibel ist. 41 Microfarad (practische Einheit der 
Capacität) kann. aber 4, 2, 3, 100 Microcoulombs enthalten, je nach- 
dem er mit.4, 2, 3, 100 Volts geladen wird. Der Vergleich mit 
den Gasen ist hier am Platze. Ein Gefäss von 1 Liter kann eben- 
falls mehr oder weniger Gas enthalten, wenn dasselbe unter Druck 
gehalten wird. 
Bei den CGondensatoren ist folglich die Quantität das Product 
aus der Capacität und der Spannung, Q = CV. Das ist die Formel 
der statischen Quantität. während Q = IT die Formel der dynamischen 
(Quantität darstellt. — 
Es war für mich zuerst ein verlockender Gedanke, von der 
statischen auf die dynamische Quantität überzugehen und die ge- 
PR rn 1 rn ( 44 
suchte Zeit T zu bestimmen nach der Formel T = 7% Q ist be- 
kannt, resp. lässt sich berechnen durch Multiplication von Capacität in 
Microfarads mit Spannung in Volts. I kann bestimmt werden, da ich 
die Spannung und den Widerstand kenne, resp. letzteren messen kann. 
Der Quotient, aus Quantität in Microcoulombs dividirt durch die Inten- 
sität in Amperes, gibt die Zeit T in Milliontel einer Secunde. Die 
Einfachheit dieser Berechnung kam mir jedoch verdächtig vor. Herr 
Prof. Dr. Forster, sowie Herr Dr. Rothen waren mir bei dieser An- 
gelegenheit behülflich. Sie machten mich darauf aufmerksam, dass es 
nicht möglich sei, diese Formel der dynamischen Quantität hier an- 
zuwenden, weil die Curve einer Condensatorentladung eine andere ist 
wie die eines galvanischen Stromes. Beide Herren waren auch so 
freundlich, mir werthvolle Instrumente auzuvertrauen und mir mit Rath 
und That beizustehen. Ich benutze die Gelegenheit, ihnen meinen 
besten Dank auszusprechen. 
Ich liess daher die Frage der Zeitberechnung momentan bei Seite 
und machte mich an’s Experimentiren mittelst der Condensatoren. 
Dr. Boudet de Päris in Paris hat vor Jahren schon die Conden- 
satoren in der Electrotherapie angewendet und eine Unterbrechungs- 
vorrichtung, einen Neef’schen Hammer, construirt, der rasch hinter- 
einander den Condensator ladet und auf den Körper entlädt. Ich zog 
vor, isolirte Entladungen zu benutzen, und wendete dabei folgende 
Vorrichtung an. (Fig. 6.) 
Der positive Pol der Batterie steht in Verbindung mit einer der 
Belegungen des CGondensators und ferner mit dem Körper. Der negative 
