ee [14 
denen Tagen, auf den gleichen Nerv derselben Versuchsperson erhaltenen 
Resultate zeigen namhafte Verschiedenheiten, die jedem Eleetrothera- 
peuten begreiflich sein werden. Es ist nicht immer möglich, den Nerv 
gleich zu treffen, die Dichtigkeit des Stromes in demselben gleich- 
mässig herzustellen. Es sind diess Unregelmässigkeiten, die bei jeder 
diagnostischen und therapeutischen Application der Ströme vorkommen 
und welche die Resultate jedes einzelnen Versuches in keiner Weise 
trüben. 
Ich gebe hier die detaillirte Schilderung des ersten Versuches, 
der mit einer Batterie von 50 Leclanches vorgenommen wurde. 
Versuch 1. 
Anode 100°* auf Nacken. Normale Kathode 3° auf den linken 
Medianus am Handgelenk. Ungefähre Bestimmung des Leitungswider- 
stand durch Beobachtung des Nadelausschlages (grosser Edelmann’scher 
Einheitsgalvanometer) bei der Annahme einer electromotorischen Kraft 
von 1,4 Volts per Element. 5 Elemente, resp. 7 Volts geben eine 
Stromstärke von 0,0016 Ampöre, folglich ist der berechnete Wider- 
and a — %375 Ohms. Galvanisch erreicht man in diesem 
0,0016 
Versuch die erste Kathodenschliessungszuckung (KSZ) mit 6 Elementen. 
resp. 8,4 Volts und I = 1,9 Milliampere. Unter solchen Versuchs- 
bedingungen gibt der Condensator von 1 Microfarad, geladen mit 56 
Volts, eine sehr starke Zuckung. Ich suche nun durch Verminderung 
der Gapacität die Wirkung allmählig abzuschwächen, bis die minimale 
Zuckung eintritt. 
Es zeigt sich nun, dass die Entladung von 56 Volts die minimale 
Zuckung bei einer Capacität von 0,007 Microfarad gibt. Die Bestim- 
mung ist eine sehr genaue, da jede weitere Verminderung der Capa- 
eität die Zuckung zum Verschwinden bringt. Bei 56 Volts und 0,006 
Microfarad ist absolut keine Zuckung sichtbar, auch keine fühlbar. 
Diese Entladung bleibt vollkommen erfolglos. Sofort tritt aber eine 
deutliche, regelmässige Zuckung ein, sobald die Capacität 0,007 Micro- 
farad beträgt. 
Ich vermindere nun die Elementenzahl um 5 Elemente, resp. 
die electromotorische Kraft um 7 Volts und bestimme wieder die zur 
Auslösung der minimalen Zuckung erforderliche Capacität.' Sie beträgt 
nun für 49 Volts 0,009 Microfarad. 
