a. [50 
1 Leclanch6 von 1,46 Volt. Capacitäten in Microfarads. 
Widerstand in Ohms. il 2 3 4 5 6 7 
3,024 18 35 52 64 84 101,5 119 
14,024 18 35 52 64 84 101,0 118,5 
21,024 18 35 52 64 83,5 100 116,0 
42,024 18 35 52 64 81 96 111,0 
117,024 =2]8 33,5 47 56,5 69 80 90 
596,024 14,5 28,3 28 31 35 38,5 41 
960,024 13,0%. 19,0 28,5, 24 26 28,5 30 
2,273,024 85 110 120 12307128 13,8 14 
Dieser Versuch beweist, dass das betreffende Galvanometer nur 
dann die Quantiläten anzeigt, wenn: 
1) der Widerstand nicht zu gross ist; 
2) die Capacität nicht zu gross ist, 
Beides, Vermehrung des Widerstandes oder der Gapacität, ver- 
längert die Dauer der Entladung. Ist nun die Dauer so gross, dass sie, 
gegenüber der Schwingungsdauer des Galvanometers, nicht mehr als 
sehr klein betrachtet werden kann, so fängt das Galvanometer an nicht 
mehr Quantitäten, sondern Intensitäten anzuzeigen. Berücksichtigen 
wir nur die ersten Zahlen, so haben wir: 
Widerstand in Ohms. Capacitäten in Microfarad. 
1 2 3 4 
3024 18 35 52 64 
14024 18 35 52 64 
21024 18 35 52 64 
42024 18 45 51 64 
117024 19 33,5 47 56,5 
So lange der Widerstand nicht 100,000 Ohms übersteigt, d. h. 
so lange die Dauer des Stromes, gegenüber der Schwingungsdauer des 
Galvanometers, verschwindend klein bleibt, so ist die Einschaltung 
des Widerstandes gleichgültig. Geringere Intensität wird genau com- 
pensirt durch längere Dauer. 
Auch der Nerv reagirt auf Quantitäten, aber die Intensität darf 
nicht unter ein gewisses Niveau sinken. Die wirksame Quantität ist 
nur ein Bruchtheil der Ladungsquantität. Dieser Begriff der wirksamen 
Quantität, welcher der Physiker bei seinen Versuchen nicht begegnet, 
; lässt sich an einem Beispiel leicht illustriren. 
Denken wir uns ein Mühlrad, von einem Bach getrieben. So 
lange das Gefälle ungenügend ist, bleibt es ruhig, wie der Nerv, 
