128 



Variationen der Luftfeuchtigkeit nicht angeben. Das Haar- 

 hygrometer ist dagegen ein sehr empfindliches Instru- 

 ment, welches geringe Variationen augenblicklich anzeigt; 



dagegen ist es im AI 



inen wohl weniger zuverlässig 



als das Psychrometer unter günstigen Umständen. Ich 

 sah z. B. im Herbst ein ganz neues , fein gearbeitetes 

 Haarhygrometer, dessen Angaben zwischen (iü — 90% 

 ziemlich gut mit denjenigen des Psychrometers stimmten, 

 bei Nebel häufig über '100% stiegen. Wahrscheinlich 

 condensirten sieh hierbei auf dem Haar eigentliche Was- 

 sertröpfchen. 



Unsere selbstregistrirenden Hygrometer sind von 

 Haarhygi'ometer, deren Skala in denjenigen Monaten 

 in welchen sich die Lufttemperatur nicht dem Gefrier- 

 punkt nähert, mit Hülfe des Psychrometers bestimmt 

 wird. Gleichzeitig wird ein Haarhygro meter beobachtet 

 und dessen mittlerer Fehler aus den Psychrometer- 

 Beobachtungen bestimmt; sobald nun die Temperatur 

 sich dem Gefrierpunkte nähert, wird zur Bestimmung 

 der Skala das Haarhygrometer mit Berücksichtigung 

 seines, durch die vorhin angeführte Vergleichung be- 

 stimmten Fehlers verwendet. Trotz aller Vorsicht sind 

 die gemachtenlAngaben weit weniger sicher als diejenigen 

 anderer Apparate, so dass ich nicht wagen würde, für 

 eine einzelne Bestimmung eine grössere Genauigkeit als 

 ± 4 bis 5 % zu garantiren. 



In Curve 4 sind nun die täglichen Mittel der Luft- 

 feuchtigkeit, abgeleitet aus stündlichen Beobachtungen 

 der Begistrirapparate, dargestellt. 



In Tabelle 'I lindet man die Monats-, Jahres- 

 zeiten- und das Jahresmittel. 



Es ergiebt sich hieraus, dass Winter, Frühjahr und 

 Sommer feuchter, Herbst trockener gewesen sind als 



