64 



INSTITUTO GEOLÓGICO 



cesita criterio para seleccionar entre los distintos microsismos que acom- 

 pañan al megasismo, cuáles provienen del mismo foco o de sus cercanías, 

 porque los temblores de reíais o simpáticos que se presentan algunas veces, 

 como ha sucedido con el terremoto del 3 de enero, tienen sus epif ocos a dis- 

 tancias considerables del foco principal que los hizo entrar en actividad, 

 y pueden conducir a una equivocación. 



Hemos señalado las dificultades en la lectura del diagrama de un mega- 

 sismo cercano y la manera de vencerlas; pasemos ahora a las causas de error 

 en la determinación del azimut del epifoco. 



Entre las condiciones que debe tener el sismógrafo horizontal, se cuen- 

 ta como esencial la independencia de las dos componentes rectangulares, 

 esta independencia material tiene un límite como es natural, esto quiere 

 decir que no es absoluta; si suponemos un rayo sísmico longitudinal, cuya 

 proyección horizontal coincida con la línea EW., que pasa por la estación 

 sismológica al llegar el impulso accionará a la componente EW., que regis- 

 trará una amplitud mucho mayor que la que corresponde a la dirección NS,, 

 que teóricamente debería ser nula; de aquí resulta que la relación: 



tg.i = ^, tiende al infinito, porque tg.90°=cc. Esto significa en la práctica 

 que en las cercanías de las direcciones principales: NS. y EW., como los 

 valores de la tangente cambian muy rápidamente en relación con las va- 

 riaciones angulares del azimut, resultará mayor incertidumbre en el 

 cálculo que si el rayo incidente llega en las cercanías del plano bisector de 

 ambas direcciones. Se cometerá menor error al calcular el rumbo de un epi- 

 foco en el segundo que en el primer caso. Para corregir estos eventos posi- 

 bles, deben orientarse de distinta manera los sismógrafos que funcionan en 

 la Estación Central. Actualmente, todos están orientados según la meridia- 

 na y la línea EW. ; debemos tener alguno cuyas componentes correspondan 

 a las direcciones intermedias; así como contamos con una escala de distin- 

 tas sensibilidades en los diferentes instrumentos, es indispensable también 

 orientarlos de tal manera, que uno u otro reciba el rayo en las condiciones 

 más favorables para disminuir en lo posible el error en el azimut. Precisa- 

 mente, en el terremoto del 3 de enero la separación entre el epicentro loca- 

 lizado por el método del Principe B. Galitzin y el epicentro real del movi- 

 miento, según las observaciones sobre el terreno, se debe a un error de azimut, 

 pues el que se cometió en la distancia epicentral no tiene importancia; y 

 ya se vio que el primer impulso emergió con una dirección que difiere poco 

 de la línea EW. 



Fases del movimiento. — Como estos datos coustan en el catálogo de la 

 Estación Central, aquí sólo daremos a conocer el análisis de los registros del sis- 

 mógrafo horizontal Wiechert de 200 kilogramos; por la misma razón no 

 consignaremos las fases de los choques anteriores recientes del mismo foco 

 y de los choques subsecuentes, cuando a estos movimientos nos refiramos. 



Constantes del instrumento: To = 5=.; v = 80; í = 5:3. (ambas componentes). 



ISSTBUMENTO 



1 



PRINCIPIO DE US FASKS EN TIEMPO MEDIO 

 DE GREENWICH 



FIN 



Mílxima 



A 



Km. 



Autor 



Masa. 



Comp. 



O. 



Pi- 



L. 



M. 



c. 



A. 



T. 



Wiech. 



200 Kgs. 



N.-S. 

 E.-W. 



III, 









h ni 3 



h m B 



h m ■ 



50 

 60 



3 

 3 



212.5 

 212.5 



4 24 19 

 4 24 18 



4 24 51 

 4 24 50 



4 25 15 

 4 25 14 



4 25 30 

 4 25 32 



4 36 06 

 4 34 32 



4 49 16 

 4 49 16 



A es la semiamplitud de la onda máxima y como los instrumentos fue- 

 ron afectados en su funcionamiento normal por la violencia del sacudimien- 

 to, omitimos el cálculo de la aceleración máxima. El error cometido en tiem- 

 po es ± 1 segundo. 



2. — Estación sismológica de Oaxaca, Oax. — Coordenadas : A ^ 96° 42' 

 33" W\. de Greenwich; p =17° 01' 14" N. ; altura sobre el nivel del mar: 



