— 97 — 



Seite des Assistenten unsere mechanische Vorrichtung durch 

 die gleichzeitige Einschaltung des Morse'schen Schreibappa- 

 rates zu kompliziren. 



Aus dem Mitgetheilten ersieht man wohl deutlich, dass 

 unsere Vorrichtung, die durch die Bewegungen der Nadel 

 verursachten Unterbrechungen des elektrischen Kreises mit 

 Leichtigkeit, rait Geschwindigkeit und mit Exaktheit zu er- 

 kennen gestattet. Es Hesse sich jedoch einwenden, dass die 

 mechanische Methode in Vergleich zu jener der Herznadel 

 nicht einfach ist; bei einer näheren Betrachtung wird man 

 aber leicht einsehen , dass die wichtigste Komplizirtheit der 

 mechanischen Methode in Vergleich zu jener der Herznadel, 

 nur in der Anwendung des elektrischen Stromes besteht, da 

 das Zählerwerk und die Uhr, die gleichzeitig als Rheotom 

 und Zeitanzeiger dient, (beide ziemlich einfache Instrumente, 

 welche lange Zeit in brauchbarem Zustande erhalten werden 

 können), die Methode durchaus nicht kompliziren. 



Um über die Exaktheit unserer mechanischen Vorrich- 

 tung ein sicheres Urtheil fällen zu können , war es unum- 

 gänglich nothwendig, unsere Aufmerksamkeit noch auf zwei 

 andeie Punkte zu richten ; wir mussten uns nämlich Gewiss- 

 heit verschaffen, ob die Schwingungen der Nadel den Be- 

 wegungen des Herzens auch vollständig und genau entsprechen, 

 und ob der Hebel den Nadelbeweguugen genau folgt, so dass 

 wirklich bei jeder Herzbewegung bloss eine Unterbrechung 

 des elektrischen Kreises erfolgt. 



Zwei Ursachen kann es geben, welche die Ueberein- 

 stimmung zwischen den Bewegungen des Herzens und jenen 

 der Nadel stören, nämlich: 



1) der Widerstand des Hebels, 



2) der Einfluss der Respirationsbewegungen. 



Da aber der Hebel sehr leicht und sehr beweglich kon- 

 struirt ist, so kann auch sein Widerstand die Nadelbewe- 

 gungen nicht beinträchtigen , worüber wir in der Folge auch 

 einige experimentelle Beweise anführen werden. 



Leichter kann es geschehen, dass die Respirationsbe- 



