— 114 — 



4) Sobald die Herzfrequenz eine sehr hohe ist, dann 

 werden die Zählungsfehler nicht bloss von dem Wechsel der 

 Assistenten bedungen, sondern sie rühren auch theilweise 

 von der grösseren Schwierigkeit her, mit der das Auge den 

 Nadelschwingungen folgt. 



Unsere Versuche, welche die Exaktheit der Zählungen 

 mittelst der Moleschott'schen Methode zu prüfen hatten, sind 

 nicht genügend , um dieselbe definitiv zu verwerfen , sie be- 

 weisen bloss , dass man sich dieser Methode nicht bedienen 

 darf, sobald die Frequenz grösser ist als 230 — 240 Schläge 

 in der Minute. Es ist aber hier zu bemerken, dass es un- 

 statthaft wäre, auf Grund der Fehler, die man nach dieser 

 Methode der Zählung begeht, den Werth der von Moleschott 

 erhaltenen Resultate in Zweifel zu ziehen , da die Kaninchen, 

 deren sich Moleschott zu seinen Versuchen bediente , für 

 gewöhnlich eine niedrige Herzfrequenz zeigten , so zwar, 

 dass dieselbe sehr häufig 200 Schläge in der Minute nicht 

 überstieg. 



Schliesslich sei auch bemerkt, dass die Nadel mit der Fahne 

 des Muskeltelegraphes von Dubois - Reymond verbunden wer- 

 den kann, wie diess seit mehreren Jahren durch einen von uns 

 (Vintschgau) bei Vorlesungsversuchen geschieht, wie es auch 

 leicht möglich ist, die Einrichtung nach dem Vorschlage 

 Wagner's so zu trefi'en, dass die Nadel auf ein leeres Glas an- 

 schlage. Man erzielt jedoch durch diese beiden Einrichtungen 

 für die in Rede stehenden Versuche keinen nennenswerthen 

 Vortheil. 



Wir wollbn nun eine andere Zählungsmethode näher 

 betrachten, nämlich die graphische. 



Die graphische Methode lässt sich in der Weise an- 

 wenden, dass : 



1) Die Pulsschläge einer Arterie auf ein Sphygmogra- 

 phion übertragen werden, oder dass 



2) man eine Arterie mit dem Manometer eines Kymo- 

 graphions, oder endlich 



