26 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE DE PARIS 



porter 5 v. du transformateur, moins sûrement (sauf avec fréquentes 

 interruptions) que 3 b., 5 v., mais d'un aussi bon effet et même avec 

 une lumière plus voisine du blanc ; une ampoule 25 b , 8 v., 3 a. 15 

 donne trop d'intensité pour un objectif à sec et ainsi exige une forte 

 diaphragmation, elle serait utile seulement dans des cas particuliers 

 de détails, d'opacité ou de forts oculaires. Le fil incandescent est en 

 hélice : il est difficile de le monter plus concentré, d'ailleurs il suffit 

 pour obtenir le même effet d'orienter l'ampoule en hélice verticale, 

 puis d'étaler plus ou moins Téclairement en déplaçant le condensateur. 



Comme pour la plupart des sources artificielles, il faut diffuser pour 

 étaler leur image et aussi éviter le troublant fouillis des points spec- 

 traux, absorber l'excès de radiations rouges, soit placer sur l'iris un 

 verre bleu, très légèrement dépoli. 



Si on veut appliquer l'inclinaison du microscope, il suffit de sus- 

 pendre à la platine le porteur de l'ampoule. 



Cet ensemble, réduit a ses pièces essentielles (transformateur, am- 

 poule avec douille, fils), coûte à peine 20 francs, d'ailleurs rattrapés 

 sur la dépense en électricité; quelques frais pourraient s'y ajouter 

 pour un dispositif commodément maniable : fixés sur une planchette, 

 le transformateur, un commutateur sur le courant inducteur, un sup- 

 port de l'ampoule permettant de régler par un triple déplacement ho- 

 rizontal et vertical pour sa situation, axile pour son orientation, des 

 bornes pour le changement de voltage. 



Ces essais pour simplifier l'éclairage au microscope, appliqués pen- 

 dant une 4/2 année à des recherches histologiques, m'ont satisfait et 

 retenu à cette méthode. 



