12 Friedrich Bjôrnstrôm, 



Hiemit haben wir alle zur Prüfung der Hautsensibilität bisher an- 

 gewandten Methoden durchmustert. Wir glauben uns damit dargelegt zu 

 haben, dass, obgleich jede einzelne Methode nicht ohne Werth für die 

 Untersuchung specieller Empfindungsqualitäten ist, doch keine das Be- 

 dürfniss eines bequemen, objectiven und constanten Masses der Sensibi- 

 lität überhaupt oder speciel der Schmerzempfindlichkeit füllt. In wie fern 

 unser Algesimeter diesen Mangel abhelfen kann, werden wir in dem 

 Folgenden sehen. 



III. DIE ALGESIMETEIE, ODER DIE NEUE METHODE ZUR PRÜFUNG- 

 DER HAUTSENSIBILITÄT. 



1. Beschreibu7ig des Algesimeter s und seiner Anwendung. 



Das neue Instrument, welches wir Algesimeter {alyog, Schmerz) oder 

 Schmerzmesser nennen, ist nach folgenden Grundprincipien construirt. 



Das einfachste und für den zu untersuchenden am wenigsten lästige 

 Mittel ein Schmerzgefühl hervorzurufen ist das Kneifen der Haut. Wenn 

 man eine Hautfalte mit zwei Fingern emporhebt und zuerst ganz leise 

 klemmt, so bekommt der Untersuchte zuerst nur eine Druckwahrnemung. 

 Wird der Druck oder das Klemmen nun allmählig gesteigert, so kommt 

 man zu einem Punkte, wo das Druckgefühl in Schmerzgefühl überschlägt. 

 Dieser Punkt ist die obere Reizschwelle der Druckemjyßndung oder die untere 

 Reizschwelle des Schmerzes. Kann man nun das Minimum von Druck be- 

 stimmen, welches erforderlich ist um ein Minimum von Schmerzgefühl 

 zu wecken (z. B. ein Kilogramm), so hat man ja ein objectives Mass dieser 

 untersten Grenze des Schmerzgefühls oder überhaupt einen Messer des 

 Schmerzsinnes. Dieses Mass giebt mein Algesimeter.^ welcher folgender- 

 massen construirt ist (siehe die Abbildung am Schlüsse der Abhandhmg). 



Das Instrument besteht aus zweien mit einander beinahe parallelen 

 etwa 12 cm. langen, 1 cm. breite Stahlbranchen (A und B), welche rechts 

 (bei C) mit einander in fester Verbindung stehen. Die eine (A) ist dicker, 

 nicht elastisch, und trägt auf ihrem freien Ende den Zeigerapparat (E); 

 die andere (B) hat eine abgemessene Federkraft und nähert sich gegen 



