30 C. A. NYSTRÖM, BESKRJFNING ÖFVER EN DUBBELOMKASTARE. 



kombinationer, instrumentet samtidigt gifver med hvardera ström- 

 ledaren, äro således: 



i den ena ställningen: 

 a i förening med b och c i förening med d ; 

 a » » » b' » c' » » » </'; 



z cZen andra ställningen: 

 a i förening med f/ och b i förening med c; 

 a' » » » t/' » 6' » » » c'. 



Huru instrumentet förbindes med den 

 ledare, hvars motstånd skall direkt upp- 

 mätas, samt med batteriet, en differential- 

 galvano meter och en reostat, synes af vid- 

 stående teckning. När omkastnings-instru- 

 mentet innehar den första ställningen, in- 

 går den positiva strömmen vid differential- 

 gal vanometerns greningskontakt, reostatens 

 ledningsgren är dä i förbindelse med a- 

 lindningen (det okända motståndets led- 

 ningsgren följaktligen i förbindelse med ß- 

 lindningen), polarisationsströmmen från den 

 fuktiga ledarens förmodade +pol inkommer 

 först uti galvanometerns ß-lindning, derefter uti «-lindningen 

 (från hvilka båda lindningar han sträfvar att vrida nålen åt ett 

 och samma håll.) När åter omkastningsinstrumentet intagit 

 den andra ställningen, är det den negativa strömmen, som vid 

 greningskontakten ingår i differentialgalvanometern, reostatgre- 

 nen har trädt i förbindelse med ß-lindningen (.«-grenen med a- 

 lindningen) och polarisationsströmmen från den fuktiga ledarens 

 förmodade +pol inkommer nu först i «-lindningen, derefter i 

 ß-lindningen. Den erforderliga trefaldiga omkastningen åstad- 

 komiiies sålunda genom instrumentets bringande ur den ena 

 ställningen i den andra. 



Åtskilliga mätningar hafva med dubbelomkastarens tillhjelp 

 blifvit utförda, bland hvilka torde böra omnämnas direkta upp- 



