ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1873, N:0 1. 31 



mätandet af motståndet dels uti ett ensamt batterielement, dels 

 uti 37 sådana på en gång, ställda mot hvaraudra så, att de 

 tillsammans gåfvo så svag ström som möjligt. Dessutom liar 

 motståndet uti flera jordledningar blifvit med instrumentets till— 

 lijelp direkt bestämdt, dervid, enär motståndet x uti en jord- 

 ledning icke kan bestämmas annorledes än tillsammans med 

 motståndet y uti en annan, för h varje bestämning tvenne mät- 

 ningar måst ega rum, den ena gifvande x + y = r, den andra 

 äter x — y = r '. 



Instrumentet konstruerades för några ar sedan, och ett 

 exemplar deraf, hvilket af Kongl. Telegraf- Verket bekostades, 

 blef då förfärdigade Det har likväl icke' blifvit för praktiska 

 ändamål användt förr än vid den af mig nyligen på anmodan 

 verkställda undersökningen af samtliga jordledningarne å den 

 s. k. brandskåps-telegrafledningen i Göteborg. 



För hjulets jemna kringvridande behöfver den person, som 

 verkställer motståndsmätningen, biträde af en annan. I huf- 

 vudledningen från batteriet bör finnas en tryck-knapp eller 

 annan beqväm afbrottsinrättning, så att batteriet efter hvarje 

 kompenseringsåtgärd, hålles slutet endast så länge att nålen 

 hinner börja ett utslag åt ena eller andra hållet. Den vätska 

 eller den fuktiga ledare, hvars motstånd skall bestämmas, bör 

 nemligen ej utsättas för batteriets inverkan längre tid, än som 

 för kompenseringens åvägabringande erfordras. När motståndet 

 i en portion af en vätska blifvit bestämdt, torde det ofta vara 

 skäl att för bekräftelse taga en ny portion af vätskan och 

 efterse, om galvanometernålen blir qvar på 0°, när batteriet 

 slutes, efter det motståndet i reostaten blifvit afpassadt i enlig- 

 het med den redan verkstälda mätningen, samt, i motsatt fall, 

 vidtaga erforderlig jemkning af reostatmotståndet. Ju mindre 

 batteriet behöfver anlitas för kompenseringens fullbordan, desto 

 tillförlitligare bör mätningsresultatet blifva. Den vätska, som un- 

 dersökes, kan upptagas i ett U-formigt glasrör, med trattfor- 

 miga utvidgningar i båda ändarne för elektrodernas mottagande. 

 Rörets kaliber afpassas efter ledningsmotståndet hos de vätskor, 



