ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 187 5, N:0 7. 55 



Dynan, beläget i Elfsborgsfjorden, h mil utanför elfvens mynning. 

 Från elfmynningen vidgar sig fjorden hastigt till l mil; vid 

 Dynan är dess bredd inemot \ mil och omkring 1 mil längre ut 

 vidtager öppna Kattegat. Djupet i fjorden växer från 3i fam- 

 nar vid mynningen till 7 famnar vid Dynan och tilltager sedan 

 vidare. Sjelfva elfven är på }, mils längd, från mynningen till 

 Hisingsbron, uppmuddrad till 17 fots djup, hvilket djup straxt 

 ofvan nämnda bro minskas till 12 fot och sedan åter något ökas. 

 För öfrigt hänvisar jag till det bifogade utdraget af den af Kgl. 

 Sjökarteverket uppgjorda specialen Vinga — Paternoster för 1869. 



På den beskrifna sträckan från Dynan till Hisingsbron tog 

 jag den 5:e Augusti prof från 10 olika ställen, belägna på någor- 

 lunda lika inbördes afstånd. På hvarje ställe togos prof för 

 hvarje famns djup från och med ytan tills bottnen träffades. 

 Utom dessa prof, som togos i sjelfva rännans midt, togos dess- 

 utom några få närmare stränderna, och dessutom den 7:e Au- 

 gusti andra ofvanför Hisingsbron till dess jag kommit till den 

 punkt, der allt inflytande af hafsvattnet tydligen upphörde. 



De erhållna profven undersöktes omedelbart med ett par 

 nya areometrar för hafsvatten, som Herr Adérman förfärdigat 

 åt mig; deras vattenpunkter hade blifvit ställda vid + 15° me- 

 delst destilleradt vatten samt 2 saltlösningar af l,ois och 1,030 

 spec. vigt, h vilka jag sjelf beredt. Längden af areometrarnes 

 skala för en differens i spec. vigt af 0,oi5 utgör 11 centimeter 

 och de tillåta afläsningen af 4:e decimalen med en säkerhet och 

 snabbhet, som jag i fråga om areometerbestämningar ej förut 



ansett möjlig l ). Den med dessa instrumenter vid t° observerade 



15° 

 spec. vigten reducerades till sp. v. ^ enligt den korrektions- 



') Areometrarnes spindel har en diameter af omkring 4,4 mm. och deras flyt- 

 kropp 13 cm. längd och 3,2 cm. diameter. Emedan hela spindelns längd 

 för hvarje areometer ej öfvergår 14,5 cm. äro de ej bräckliga att handtera. 

 Tanken att fördela den behöfliga skal-längden på mer än en areometer har 

 jag hemtat från Hr H. A. Meyer, som i redogörelsen för den Tyska expe- 

 ditionen med ångfartyget Pommerania år 1872 beskrifver, huru han låtit 

 fördela denna längd på 10 olika areometrar, en ytterlighet som likväl synes 

 mig både onödig och obeqväm. 



